- 64 — 
Ainsi disposé, l’instrument est d’une extrême sensi¬ 
bilité. 
Nous ne décrirons pas cette pile si connue, ni celles 
qui ont été construites en vue de produire des cou¬ 
rants assez forts, comparables à ceux des éléments 
de pile hydro-électrique. Nous citerons seulement 
quelques applications particulières de la pile thermo¬ 
électrique. 
Pyromètre thermoélectrique. — Dans ses recherches 
sur l’irradiation, M. Becquerel s’est servi d’un pyro¬ 
mètre thermoélectrique formé d’un couple de Platine- 
Palladium représenté par deux fils, l’un de platine, 
l’autre de palladium, de 2 m de longueur et de 0 mm ,8 à 
jmm (j e diamètre, joints ensemble, sans soudure, par 
une de leurs extrémités, en les pressant fortement 
sur un centimètre de longueur, et en les entou¬ 
rant, sur cette étendue, à l’aide d’un fil de platine 
de petit diamètre qui les tient serrés l’un contre 
l’autre. 
On place les fils dans deux tubes concentriques en 
porcelaine ; le tube extérieur est fermé à une extré¬ 
mité ; le fil de palladium est dans l’axe du petit tube 
et le fil de la platine entre les deux ; la surface de 
jonction est donc au fond du tube. Quant aux points 
de jonction de ces fils et des conducteurs du rhéo- 
mètre, ils sont maintenus constamment dans la glace 
fondante pendant la durée des observations. 
M. Becquerel a d’abord comparé la marche de son 
pyromètre thermoélectrique à celle de thermomètres 
étalons dont les indications ont été rapportées à celle 
du thermomètre à air. Les points fixes, 100° et 358°,50, 
