- 94 — 
vanomètre des tangentes, nous avons pu évaluer un 
poids de 3,85 grammes avec une erreur relative 
moindre que tysœ. En employant le procédé d’arrache¬ 
ment (système Jamin), l’approximation a été de 5 ^. 
Avec notre galvanomètre-balance , l’approximation a 
été poussée jusqu’à 
Tout en admettant que le procédé électrique d’éva¬ 
luation des poids est loin d’être aussi exact que celui 
de la balance ordinaire, il est néanmoins très curieux 
qu’on puisse réaliser par ce moyen indirect une 
approximation déjà satisfaisante. 
De plus, si l’on emploie, comme indicateur du bruit 
minimum qui correspond à l’équilibre, un téléphone 
Ader introduit dans la résistance (ainsi que l’ont pra¬ 
tiqué avec succès MM. Bouty et Foussereau dans leur 
travail sur la résistance des liquides), on aura évalué 
le poids par l’intermédiaire de l’organe de l’ouïe, ce 
qui n’est pas moins remarquable. 
Balance optique à anneaux colorés. — Il est curieux 
de voir appliquer un phénomène d’interférence à la 
mesure du poids d’un corps. Au lieu d’employer la 
lecture directe du déplacement de l’aiguille, MM. Baille 
et Féry utilisent de préférence le phénomène des 
anneaux colorés. « Le fléau de la balance porte à son 
extrémité un plan de verre noir qui, lorsque l’appa¬ 
reil est au repos, se trouve à une très petite distance 
d’un plan fixe transparent; le système des deux plans, 
éclairé par une lampe monochromatique, donne le 
phénomène des anneaux. Lorsque, par l’action d’une 
petite force, le fléau prend une autre position d’équi¬ 
libre, la distance des plans varie, les anneaux se dé- 
