—100 « 
Parmi ces instruments de mesure, les plus usités 
sont les galvanomètres : multiplicateurs, différentiels, 
à indications proportionnelles, les boussoles des tan¬ 
gentes, des sinus, des cosinus, les ampèremètres, les 
électromètres à cadrant, etc. 
Application du principe de l'aréomètre à la mesure 
des courants électriques. — L’ampèremètre imaginé 
par M. Lalande a la disposition d’un aréomètre. On 
pourrait l’appeler un aréomètre électrique. Le vase, 
éprouvette remplie d’eau à hauteur constante, est 
entouré par une bobine volumineuse que traverse le 
courant à mesurer. La partie flottante se compose d’un 
aréomètre métallique dans l’axe duquel est fixé un 
faisceau de fils de fer doux. La tige se termine par un 
index horizontal qui, sans l’intervention du courant, 
vient à une hauteur où l’on marque le zéro de l’échelle 
portée par la bobine. Un œil est placé dans l’eau du 
vase où plonge l’aréomètre et sert à guider le flotteur 
en supprimant tout frottement contre les parois. 
Lorsque le courant passe dans la bobine, le faisceau 
de fer est attiré, son index s’abaisse d’autant plus que 
le courant est plus énergique. Ce mouvement peut 
aller à 0 m 10, ce qui correspond à une intensité de 10 à 
25 ampères, suivant les appareils, ou à une différence 
de potentiel de 100 volts. La graduation se fait empi¬ 
riquement, se marque sur l’échelle et se lit en ampères. 
Application de la méthode optique à la mesure des 
courants électriques — Cette méthode est fondée sur 
la propriété que possède un courant électrique de 
produire une rotation plus ou moins grande du plan 
de polarisation de la lumière traversant un corps 
