placé dans le champ éleclrodynamique que ce cou¬ 
rant fait naître autour de lui. 
L’appareil qui sert à faire l’expérience se réduit à 
une bobine de (MO de longueur et de 0 m 04 de dia¬ 
mètre et de 1000 tours de fil, dans l’axe de laquelle 
passe un tube de l m de longueur, rempli de sulfure 
de carbone et fermé à ses extrémités par des plaques 
de verre parallèles. Lorsqu’un courant passe dans les 
spires de cette bobine, on observe, au moyen d’un 
analyseur, la rotation du plan de polarisation de la 
lumière qui a traversé le tube. Cette estimation facile, 
et pour ainsi dire instantanée, se fait avec une grande 
approximation f-^), la déviation étant de 116°environ 
par ampère. On peut même, en employant la méthode 
d’amplification (au moyen d’une lame demi-onde), 
atteindre une approximation de 3 ^. La rotation du 
plan de polarisation étant, en ce cas, rigoureusement 
proportionnelle à l’intensité du courant, on peut em¬ 
ployer le saccharimètre ou le polarimètre ordinaire 
pour mesurer les courants ou vérifier les ampère¬ 
mètres. On peut donner à l’appareil une très grande 
sensibilité, puisque celle-ci, pour une intensité don¬ 
née, ne dépend uniquement que du nombre de tours 
du fil enroulé sur le tube du saccharimètre. 
Mesure des courants électriques par les anneaux 
colorés thermiques. — Nous avons décrit, avec détails, 
ce procédé indirect dans la Lumière électrique (t. XXI, 
p. 129). Il peut se résumer ainsi : Lorsqu’un mince 
ruban métallique (ressort de montre recuit, poli) est 
soumis à l’action d’un courant électrique, il s’échauffe, 
s’oxyde et montre à sa surface, sur une étendue en 
