— 102 — 
rapport avec l’intensité du courant, des anneaux colo¬ 
rés thermiques assez nettement limités. La longueur 
et l’épaisseur du ruban métallique peuvent varier 
suivant l’énergie du courant à mesurer. On peut for¬ 
mer des types pour servir de termes de comparaison. 
Mesure des forces électromotrices par Vélectromètre 
capillaire. — Cette mesure est fondée sur ce fait expé¬ 
rimental, qu’une colonne de mercure de très faible 
diamètre, dont le ménisque terminal est en contact 
avec de l’eau acidulée (acide sulfurique étendu au 1/6 
en volume), se déplace sous l’influence d’un courant 
électrique. M. Lippmann a fondé sur cette propriété 
un électromètre capillaire très sensible, qui peut 
mesurer les forces électromotrices moindres que 1/60 
de Daniell. C’est bien là un procédé indirect et tout à 
fait inattendu. 
M. A. Berget a rendu cet électromètre portatif, moins 
coûteux et par conséquent d’une application plus gé¬ 
nérale, tout en conservant à l’appareil ses qualités 
précieuses : son extrême sensibilité (permettant d’ap¬ 
précier facilement 1/10000 de volt, par une dénivella¬ 
tion apparente dans le champ de son microscope) et 
la propriété d’être le plus comparable des instru¬ 
ments de mesures électriques. 
Nous avons décrit précédemment le moteur électro¬ 
capillaire fondé sur le même principe. 
Exploration des champs magnétiques à l'aide de 
tubes à gaz raréfiés. — Lorsqu’on promène dans un 
champ magnétique, suffisamment intense, un tube à 
gaz raréfié (tube au chlore, au brôme, à l’hydrogène 
3 u au fluorure de silicium), on voit les pôles changer 
