- 93 - 
flamme une hauteur déterminée, permet d’obtenir 
immédiatement une série d’étalons photométriques, 
étagés entre 1 bougie et 15 bougies décimales. Ici, 
aucune préparation préalable n’est nécesaire, sauf le 
nettoyage si simple du bec. Ce sont là incontestable¬ 
ment de très grands avantages. 
La question se pose alors de savoir si cette courbe 
est spéciale au bec que j’ai employé, si elle peut 
s’appliquer à d’autres, ou si l’on doit recommencer 
toutes les opérations pour chaque bec nouveau. 
Je ne puis me prononcer que pour les becs en 
stéatile et à double fente croisée pour entrainement 
d’air, les seuls qui me semblent devoir être employés. 
Sur 20 échantillons essayés sur une même rampe et 
sous même pression, deux seulement m’ont donné 
une flamme peu différente, l’un en plus et l’autre en 
moins ; tous les autres se comportaient comme le bec 
en expérience. Il n’y a pas lieu d’ailleurs, d’attacher 
beaucoup d’importance à cet écart; en effet une très 
petite variation de pression ramenait les flammes en 
question aux dimensions normales. 
On pourra, du reste, soumettre le bec choisi à la 
vérification suivante : on réglera la pression et l’ou¬ 
verture du robinet, de façon que la hauteur de la 
flamme soit exactement de 80 m/m, et l’on vérifiera 
si la dépense est bien de 10 litres à l’heure à quel¬ 
ques centimètres cubes près, à la température 
moyenne de 12°. Dans ces conditions la courbe 
pourra s’appliquer sans erreur. 
