NOTE DE M. L. LÀRTET. 
727 
tare d’un cylindre de cuivre dans lequel elle glisse à frottement 
doux; l’abaissement de cette tige détermine le détachement de 
l'appareil à puiser qui décrit une demi-révolution, et se maintient 
dans la position inverse, grâce à une tige de fer qui le relie à 
l’appareil à détachement. Le mercure descend dans la cuvette et 
l’eau le remplace dans l’éprouvette. Tel est l’appareil dont 
M. Aimé s’est servi dans ses études sur l’eau de la Méditerranée, 
et dont on aurait pu généraliser l’emploi en le perfectionnant. 
Dans le cas particulier de la mer Morte, des recherches de cette 
nature empruntaient un intérêt tout particulier à la disposition 
anormale de ce lac déprimé et sans issues, aux phénomènes d’é¬ 
manations souterraines dont on le disait être encore le théâtre, 
enfin à sa salure exceptionnelle. Aussi, M. le duc de Luynes, ne 
voulant pas laisser échapper cette occasion d’ouvrir une voie nou¬ 
velle aux recherches chimiques entreprises depuis si longtemps 
sur les eaux de la mer Morte, s’empressa-t-il de nous charger de 
faire construire chez feu M. Froment un appareil du genre de ce¬ 
lui qui vient d’être décrit. Ainsi se trouvait facilitée l’exécution 
des recherches dont nous avons montré plus haut l’importance. 
En considération des services que ce genre d’instrument pour- 
rait rendre, non-seulement aux marins, mâis encore aux géologues, 
on nous permettra de décrire celui qui nous a servi et qui, bien 
que fondé sur le même principe que celui de M. Aimé, présente 
quelques perfectionnements qui en rendent l’emploi plus sûr, 
moins coûteux et plus aisé. Les modifications que nous avons cru 
devoir apporter à l’appareil à puiser, et pour lesquelles les avis de 
M. Froment nous ont été si précieux, portent principalement sur 
la cuvette et sont destinées à écarter quelques chances d’erreur, 
et surtout à diminuer, sinon à éviter complètement, les pertes 
considérables de mercure qui rendaient si difficile la manœuvre 
de cet instrument. 
Dans l’appareil à puiser de M. Aimé, la cuvette conique ayant 
sa pointe tournée vers le haut, dans le mouvement de descente, 
devait nécessairement conserver de l’eau des couches supérieures 
emprisonnée, en vertu d’une densité moindre que celle des cou¬ 
ches plus profondes que l’appareil traversait successivement, et 
cette eau se rendant la première dans l’éprouvette, à la suite du 
renversement, il en résultait une petite chance d’erreur, qui, bien 
que minime, nuisait à la précision de cet instrument. Il fallait 
donc y remédier en établissant, pendant la descente, une libre 
circulation dans cette cuvette et en la faisant cesser au moment 
du renversement, à l’aide d’un système convenable de soupapes, 
