728 
SÉANCE DU 18 JUIN 1866 , 
ï: 
de façon qu’elle pût, dans cette nouvelle position, retenir le bain 
de mercure. 
Il importait surtout de modifier la forme 
et les dispositions de cette même cuvette de 
façon à mettre obstacle à la perte de mer¬ 
cure, favorisée par la forme conique qu’elle 
11 ° B ll3â avait dans l’instrument de M. Aimé, aussi 
J bien que par les dimensions des trous desti- 
n g | Jl nés à livrer passage à l’eau. C’est pourquoi 
nous avons cru devoir adopter la forme cy¬ 
lindrique, et, pour atténuer plus sûrement 
la projection brusque du mercure dans la 
cuvette, nous l’avons forcé à s’écouler len¬ 
tement, par un trou de petite dimension, 
tandis que l’eau le remplace en pénétrant 
dans l’éprouvette par deux autres orifices 
latéraux plus petits encore. 
A l’aide de ces précautions, nous avons 
pu obtenir beaucoup de précision dans nos 
prises d’eau ; l’instrument s’est toujours 
b?en comporté, ne perdant que des parties 
insignifiantes de mercure, et nous n’avons 
jamais été forcé de recommencer l’opéra¬ 
tion du puisage. 
Pour s’en servir, on commence par visser 
l’éprouvette E, pleine de mercure, dans le 
cylindre en fer B, destiné à la garantir. Ce 
même cylindre B se visse lui-même à la 
cuvette cylindrique A et le système peut 
être descendu dans cette position, maintenu 
qu’il est par l’anneau O. Pendant la des¬ 
cente, l'eau circule librement dans la cu¬ 
vette, les clapets S,S’ étant maintenus par 
un rebord R à distance des orifices qu’ils 
sont destinés à fermer. 
Lorsqu’on veut opérer le renversement, 
on lâche le curseur en plomb C qui, glissant 
le long du fil de sonde, vient frapper le 
plateau D, dont l’abaissement détermine 
celui de la tige coudée; l’anneau O se détache et l’appareil à 
puiser se renverse; alors, les clapets S,S’s’abaissent en vertu de 
