60 
Alfred Burgerstein. 
sächlich bedienten sich Schellenberg [311], Rosenberg [325, 351] und 
Ferruzza [340] bei ihren Transpirationsversuchen des Kobaltpapieres. 
Woods [306] hat einen selbstregistrirenden, elektromagnetischen Transpi¬ 
rationsapparat construirt, abgebildet und beschrieben. 
Mac Dougal [323] ersann ein „Potometer“, das eine wesentliche Ver¬ 
besserung des Kohl’schen Apparates sein soll. Der Erfinder berichtet über eine 
mit diesem Potometer ausgeführte Versuchsreihe, durch‘‘welche die Transpiration 
eines Fuchsia-Zweiges ermittelt wurde. 
Francis Darwin [329] verwendete, um aus der Grösse der Wasserabgabe 
Erfahrungen über den jeweiligen Zustand der Spaltöffnungen zu sammeln, ein 
eigenes Hygrometer, an welchem eine als Zeiger verwendete Borste auf einer 
Papierscala die relative Transpirationsgrösse anzeigt. Steht z. B. der Zeiger auf 
50°, so ist die Wasserausgabe sehr gross; bei 30° massig, bei 10° sehr gering. 
Leavitt [335] beschrieb ein besonders construirtes Psychrometer, mitj 
Hilfe dessen nach der Methode der Thaupunkt-Bestimmung ein Schluss auf die 
transpirirte Wasserdampfmenge gezogen werden kann. Als Beispiel führt Leavitt 
eine Beobachtungsreihe an, die er mit einer jungen (eben die Schlafbewegung 
ausführenden) Bohnentopfpflanze gemacht hat. Vier Minuten nach Verdunke¬ 
lung der Pflanze zeigte sich die Verminderung der Transpiration durch Aenderung 
des Thaupunktes an. 
Von Copeland [328] wurde ein selbstregistrirender Transpirations-, 
apparat zusammengestellt und dessen Construction in Wort und Bild veröffent -1 
licht. Um eine fixe Rolle geht eine Schnur, an deren einem Ende das die Versuchs¬ 
pflanze enthaltende (verschlossene) Gefäss, an dem anderen Ende als Gleichgewicht | 
ein Areometer hängt. Die Achse dieser Rolle greift in die einer zweiten, an 
deren Umfang an einer Schnur ein horizontal stehender Zeiger befestigt ist, der 
einen um seine Achse drehbaren, an der Oberfläche berussten Cylinder berührt. 
Anderson [354] hat eine selbstregistrirende, durch Elektromagnetismus! 
automatisch arbeitende Transpirationswage componirt. Die evaporirte Wasser¬ 
menge wird durch Chlorcalcium absorbirt, dessen Gewichtszuwachs die Wage und 
mit dieser den Registrirapparat in Bewegung setzt. Die genaue Beschreibung 
und Abbildung wolle im Originale nachgesehen werden. 
Von Pfeffer (Pflanzenphysiologie, II. Auf., Bd. I, S. 224) wird ein Transpi¬ 
rationsapparat von Marey citirt (Methode graphique, 1878, p. 161). Die Be- t 
Schreibung desselben konnte ich leider im Originaltexte nicht einsehen. 
Im Wiener pflanzenphysiologischen Universitätsinstitut befindet sich eine 
selbstregistrirend eingerichtete Transpirationswage von Richard freres in 
Paris. Es ist im Wesentlichen eine Balancewage; auf die Wagschale A kommt 
die Versuchspflanze und wird auf der Wagschale B durch Gewichte äquilibrirt. 
Hebt sich infolge Wasserabgabe der Pflanze die Schale A, so sinkt gleichzeitig ; 
die Schale B. Durch eine mit dieser verbundenen Hebelvorrichtung bewegt sich | 
ein horizontaler Zeiger, der einen um seine Längsachse (mittelst eines Uhrwerkes) 
rotirenden Messingcylinder tangirt; um die Peripherie des letzteren wird ein 
carrirtes Papier, wie es z. B. bei Thermographen benützt wird, befestigt. i 
