Seite 98 
Ein neuer Exhaustor. 
Nr. 6-7 
Verschiedenes würde versucht, jangefangen und beiseite ge¬ 
legt ! 
Den Luftzug mittelst Gummiballen hervorzubringen war 
selbst mit eingebauten federn ganz unmöglich, ganz abgesehen 
von dem großen Formalt, das das Instrument erhalten hätte! 
Endlich fand mein Freund, Herr Danek, an den ich mich um 
Hilfe wandte und der an und für sich in solchen mechanischen 
Dingen wohl erfahren, dort wo es gilt, einen Knoten in erfinderi¬ 
scher Hinsicht zu lösen, aber eine ganz besondere Erfahrung 
und Technik entwickelt, den Weg aus dem Dilemma, und wenn 
der Exhaustor heute als gut funktionierendes Instrument in die 
Hände der lieben Brüder und Freunde in der Coleopter olofgie 
gelangt, so haben sie dies hauptsächlich der guten Konstruktion 
meines Freundes zu verdanken! 
Der neue „Exhaustor, System Prof. Scheerpeltz- 
Danek“ besteht im Wesentlichen laus einer Pumpe, die direkt 
aim Fangglase montiert, davon aber durch ein engmaschiges Draht¬ 
sieb getrennt, gestattet, durch einfache Betätigung des in 
einer Hand .gehaltenen Instrumentes), einen entsprechnden Luft¬ 
zug, respektive Stoß hervorzubringen. Ich benenne mit Absicht 
die beiden Luftbewegungen verschieden. Der Luftzug, ein länger 
andauerndes Einsaugen der Luft, hervorgebracht durch einfaches, 
langsames oder schnelleres Nachgeben des Daumens 1 , der den 
Knopf der Pumpe betätigt, genügt, um kleinere, leichtere, oder 
nicht festsitzende, also ,sich bewegende Tiere, aufzunehmen. Ein) 
direkter — natürlich negativer — Luft stoß entsteht, wenn man 
den Daumen, nachdem |er den Knopf der Pumpe herabgedrückf 
hat, einfach von diesem (abspringen läßt. Die starke, innen an¬ 
gebrachte Feder, reißt den speziell gebauten Kolben rapid in 
die Höhe, und durch die plötzliche Saugwirkung wird selbst ein 
— ich möchte sagen [„angeklebtes“ Tier — mit dem Luftstrom 
Ihereingerissen. 
Das ist im Wesentlichsten die ganze Mechanik und die Be¬ 
tätigung des Instrumentes. 
Das Ansaugrohr, das am Außenrande zugeschürft, keine, 
wenn auch noch so kleine Widerstandsfläche wie die Wanddicke 
eines Gummischlauches bietet, wurde so kurz gewählt, weil man 
eine bedeutend sicherere Führung des Instrumentes damit er¬ 
zielt. Uebrigens kann das Röhrchen außen durch Ansteckröhr- 
Chen verlängert werden. Von der Anbringung eines Schlauche 
(Stückchens am Einsaugröhrchen sahen (wir ganz ab, da dasselbe 
durch seine schwingenden Bewegungen, sowie, wie eben er¬ 
wähnt wurde, durch seine größere Wanddicke, was sichere Füh¬ 
rung anbelangt, dem stabilen dünnen Röhrchen gegenüber Weit 
im Nachteile ist. 
Das Ansaugrohr trägt [innen eine leicht bewegliche Klappe, 
die einen doppelten Zweck (erfüllt. Sie dient einerseits dazu), 
um ein eventuelles Herauskriechen der Tiere zu verhindern. Man 
