22 
změnu počasí, selhání chronografu a p., jednak často arranžováno měření 
serie digressí na jedné a druhé serie digressí na opačné straně meridiánu 
za supposice konstance azimutu aspoň na dobu dvou hodin (srv. § 1 
schéma ad A), B)). 
Poslednější způsob byl oprávněn zvláště v době podzimní, kdy 
počasí bylo velmi stálé a temperatura v noci téměř konstantní. 
Často podniknuta různá změna obou způsobů, abych se mohl při- 
držeti za každou cenu fundamentálních posic Berlin. Jahrbuchu. 
Také jsem činil pokusy s měřením bez vertikálního jemného pohybu 
dalekohledu za kterýmž účelem nutno ovšem určiti sklon vertikálního 
pohyblivého vlákna k horizontu. Již klid dalekohledu garantuje tu skvělý 
výsledek. Takto provedena pozorování 3. a 6. června, při čemž, aby 
sklon nemusil býti určován, omezil jsem se na 2 až 3 pointace maxima 
v blízkosti bisekce středních vláken, zvětšení užité bylo tu menší, aby se 
rychleji dal konstatováti moment digresse. Mimo to experimentoval jsem 
ve dnech 1.—10. srpna s přeložením během digresse, kteréž při jiných 
měřeních doporučují hlavně astronomové Harzer a Stru ve. 
Když hvězda očekávaná objevila se v zorném poli, učiněno několik 
pointací, pak stroj opatrně přeložen v Čepech, dalekohled proložen na 
původní výšku, hvězda znova vyhledána pomocí jemných vertikálních 
šroubů a dále pointacemi sledována. V případě našem manipulace tato 
neosvědčila se lépe nežli prvá, neboť se někdy daly konstatovati malé 
posuvy v azimutu nebo sklonu. 
Obé hlásí se též nespolehlivým určením kollimace, která ostatně 
najde se vždy s menší jistotou nežli šířka. 
Proti způsobu mluví dále delší počet redukční, ježto začasté moment 
digresse překládáním se ztratí, takže se pointují vlastně jen dva konce 
digressního oblouku. 
Pozorování hvězdy polární a azimutu mír. § 3. 
Určení instrumentálných konstant. 
Při pozorování užíváno dvou různých zvětšení, jichž hodnoty určeny 
dynametrem as na 100, 150. V okolí zenitu užito okuláru lomeného. 
Veliká péče věnována měření a kontrollám sklonu osy horizontální, 
tento byl při své nestálosti jistě jedním z hlavních, ne-li jediným zdrojem 
chyb, přecházeje celou svou hodnotou do výsledku. 
Od počátku až do 22. července užíváno libelly starší poněkud méně 
citlivé. 
Prof. Becker objednal pak novou libellu, která užívána až do konce 
pozorovací řady. 
XXVIII. 
