23 
Citlivost libell zkoumána pokud možno při různých temperaturách 
na zkoumacím stolku menšího meridianního sálu a nalezeny tu mnohými 
pokusy hodnoty jednoho dílce, pro starší niveau l p = 1-39", pro novější 
1 p = 1-24" 
Hodnota jedné otočky šroubu azimutálního mikrometru měřena resp. 
kontrollována průchody meridianními hvězd pólu blízkých. 
Za tím účelem upevněn stroj as na 10 večerů 19. srpna—13. září 
v rovině meridiánu a pozorovány průchody vertikálním systémem vláken. 
Když nalezeny distance vláken, navázány na ně distance šroubové 
pohyby z obou stran. Míněná postavení vlákna pohyblivého na obě strany 
vlákna pevného prováděna celkem pro 5 vláken určitě v systému vy¬ 
volených. 
Takto konstatována pro jednu otočku šroubovou dostatečná pravdě¬ 
podobnost starší hodnoty Schurovy (1. c. Astr. Nachr. 2857—18) a přijato 
1 R = 58-000". 
Ostatně měření tak arranžována, že k platnosti přišel obyčejně 
jenom menší díl jedné šroubové otočky v bezprostřední blízkosti vlákna 
středního, i stačilo pak znáti přijatou hodnotu jen as na 0T" (srv. diskussi 
výsledků § 4.). 
K určení vláknových distancí užito polárných hvězd: 
a Ursae minoris 
51 H Cephei 
I H Draconis 
30 H Camelopardalis 
ó Ursae 
A Ursae 
76 Draconis. 
Za účelem určení kollimace pozorována Často jednak hvězda polární 
v různých azimutech s přeložením během pozorování, jednak určena 
tato z digressních azimutů s přeložením během digresse ve dnech 1. až 
10 . srpna. 
I bylo nalezeno + 2-73" vztaženo na konec osy, kde umístěn daleko¬ 
hled, jakožto střed, který po celou dobu stačilo bráti za konstantní. 
Azimuty mír navázány na azimuty hvězdy polární. 
Runn mikroskopů určován Často a navázán asi na 200 dílců azi¬ 
mutálního kruhu, různě po obvodu rozložených. 
Hodnota jeho zanedbána tím spíše, že na měření šířková přechází 
dle našeho arrangementu pozorování jen asi V 4 . 
Za korrekci sklonu následkem nerovnosti čepů, vztaženého na konec 
osy, kde umístěn dalekohled, přijato v souhlase se starší hodnotou (Cour- 
voisier) -f 011". 
XXVIII 
