lt) 
pulsations que j’ai observées dans la bouche et dans le nez avec un nouvel 
appareil. 
Forme de la pulsation. — Retard du pouls. — La forme exacte de la 
pulsation nous est donnée par le sphygmographe de M. Marey. Cet instru¬ 
ment, bien plus parlait que celui de Wierordt, enregistre de très-faibles va¬ 
riations de pression du sang sur les parois des vaisseaux et fait voir que le 
mouvement de l’ondée sanguine est beaucoup plus compliqué qu’on ne le 
croyait autrefois. 
J’ai dû d'abord étudier la pulsation se produisant dans des conditions sim¬ 
ples et exactement déterminées. Je me suis servi dans ce but de l’appareil 
que M. Marey a imaginé pour obtenir un pouls artificiel. Ou sait que cet ap¬ 
pareil consiste eu un tube en caoutchouc dans lequel on peut envoyer des 
ondées successives de liquide au moyen d'une pompe foulante. On ajutage, 
percé d’un petit canal, termine le tube et est destiné à jouer le rôle des ca¬ 
pillaires en diminuant daus une certaine mesure la sortie du liquide. 
Le tracé d’une pulsation, pris sur cet appareil avec le sphygmographe de 
M. Marey, offre à considérer : 
1” One ligne ascendante, presque droite ou légèrement en S, et très-peu 
inclinée ; 
2° Une ligne descendante plus ou moins sinueuse et très-oblique. 
Je m’occuperai peu de la première portion de la pulsation; quant à la se¬ 
conde portion du tracé, ses sinuosités représentent en quelque sorte, des 
petites pulsations. 
Le nombre de ces pulsations secondaires augmente quand la fréquence du 
pouls diminue. Toutes choses égales d’ailleurs, leur nombre est d’autant 
plus grand que le tube est plus court. Le tube étant de 2 mèlres et soixante 
ondées étant introduites dans l’espace d’une minute, le tracé d’une pulsa¬ 
tion, pris près de l’orifice d’enlréc, présente généralement deux pulsations 
secondaires. 
La première pulsation secondaire, celle qui vient après le sommet de la 
pulsation proprement dite, est en général plus considérable que les autres : 
M. Marey lui a donné le nom de dicrotisme. Elle est formée le plus souvent 
par une nouvelle ascension du levier du sphygmographe. La seconde est 
ordinairement écrite par un simple ralentissement dans la descente du 
levier. 
D’ailleurs la forme de la pulsation varie non-seulement avec la longueur 
et l’élasticité du tube, avec la fréquence des battements du cœur artificiel 
et la durée de sa contraction avec la dimension de l’orilice d’écoulement, etc., 
mais elle a encore des caractères spéciaux pour chaque portion du tube. 
M. Marey a indiqué une méthode très-simple et très-exacte pour con¬ 
naître, dit ce physiologiste, le mode de transmission du mouvement pour 
chaque ondée qui afflue dans le tube. Elle consiste à recueillir à la fois des 
