6 
brane élastique peu tendue, la pression que chaque battement arté¬ 
riel produit dans le premier entonnoir se transmettra par le tube 
jusqu’au second dont la membrane sera soulevée. C’est le soulève¬ 
ment de cette membrane qui doit être communiqué au levier du 
sphygmographe et enregistré par lui. A cet effet, un petit disque de 
carton mince est collé au centre de la membrane ; ce disque porte une 
arête tranchante qui vient soutenir transversalement le levier très- 
près de son centre de mouvement. 
Chaque mouvement de la membrane se transmet donc au levier 
qui l’inscrit sur le cylindre tournant commun à tous les appareils 
enregistreurs. 
On comprend déjà comment, en disposant l’un au-dessous de l’autre 
les deux entonnoirs munis de leviers, l’un d’eux signale les change¬ 
ments de tension qui surviennent dans l’oreillette, tandis que l’autre 
signale les changements produits dans la tension du ventricule. Si les 
pointes do ces deux leviers sont bien dans la même verticale, tous 
les mouvements synchrones seront également situés sur les tracés 
dans une verticale commune. 
Reste à enregistrer le choc du cœur, alin de signaler l’instant de sa 
production. 
Pour cela, une petite ouverture fut pratiquée dans un espace inter¬ 
costal juste au point où le choc ventriculaire se sentait le plus nette¬ 
ment, et par cette ouverture on introduisit une petite boule de caout¬ 
chouc munie d’un tube; puis par ce tube la boule fut insufflée dans 
la poitrine entre le cœur et la paroi costale; à chaque fois que le 
ventricule venait frapper et presser contre la paroi, il comprimait 
la boule dont la pression intérieure se transmettait à un troisième 
entonnoir muni de levier comme les précédents, et qui enregistrait ses 
indications sur le cylindre, juste au-dessous de celles de l’oreillette et 
du ventricule. 
Après avoir mis à nu la veine jugulaire gaucho du cheval, très- 
près de sa partie inférieure, la sonde fut introduite dans ce vaisseau 
et poussée dans le cœur. Le plomb adapté à l’extrémité flexible de la 
sonde qui devait pénétrer dans le ventricule assura la descente de 
celui-ci à travers l’orifice auriculo-ventriculaire. On put se con¬ 
vaincre que l’instrument était bien placé, et que chacune des sondes 
était dans une cavité différente en voyant que les deux leviers exécu¬ 
taient des mouvements alternatifs, l’un obéissant à la contraction de 
