9 
na vrchole trámu 25 m vysokého vyvážen protizávažím 150 gr, složeným 
z tenkých mosazných kotoučků, vážících přesně po 2 gr. Na obraze drží se 
magnet ve výši, ano protizávaží jest dole za hedvábné třepení sevřeno kleštěmi. 
Štětec podsunutelný nahoře pod magnet zvláštním zdola řiditelným mecha¬ 
nismem zastavuje lehce a rychle kývání magnetu. Zmenší-li se protizávaží 
o jeden kotouč, 2 gr, a vyprostí-li se stisknutím kleští, padá magnet zrychle¬ 
ním massy 298 gr působením váhy 2 gr. Zmenšováním a zvětšováním proti¬ 
závaží postupně o 2 gr lze rychlost pádu magnetu libovolně měniti a mathe- 
maticky vyjádřiti. Na trámu jest upevněna cívka 15 mm vysoká s 9500 závitky 
měděného drátu. Otvorem této cívky proběhne magnet při svém pádu. Konce 
drátu na cívce navinutého jsou spojeny s pery šoupajícími se těsně po dvou 
isolovaných měděných pruzích, jdoucích podél celého trámu. Možno tedy po- 
staviti cívku v libovolné výšce na trámu, dle skály na něm připevněné; elek¬ 
trické spojení mezi cívkou a měděnými pruhy na trámu jest vždy hotovo. 
Na dolením konci těchto měděných vodičů jest klíč a svorky pro dráty, jdoucí 
k nervu neb ke galvanometru. 
Rychlost pohybu magnetu skrze cívku lze tedy libovolně měniti a přesně 
odměřovati jednak zmenšováním a zvětšováním protizávaží o určité množství 
gramů, jednak postavením cívky níže nebo výše na trámu, přesně dle pravidel, 
stanovených Atwoodovým padostrojem. 
Proběhne-li cívkou magnet severním pólem napřed, povstane v ní, alter¬ 
nující indukovaný proud. První fase jest indukována severním pólem, druhá 
fase opačného směru pólem jižním. Časový průběh obou fasí není zcela stejný, 
ježto jižní pól, pro zrychlení pádu probíhá o něco rychleji, než pól severní. 
Než tento rozdíl — ač by bylo možno jej odstraniti — nepadá nijak na váhu, 
ježto při praktických pokusech vystačuje se velmi malou rychlostí, magnet jest 
krátký (4—8 cm), a cívka nízká; jest tedy rozdíl v průběhu severního a jižního 
pólu skrze cívku, způsobený zrychlením, velmi nepatrný, snad menší, než 
chyby pošlé ze tření. 
Vodičem proběhne elektrická vlna, složená ze dvou fasí, takřka vrchu a 
dolu. Vyšetřiti tvar té vlny pokusmo nelze prostým upotřebením galvano¬ 
metru, jenž vůbec nemůže sledovati dva rychle za sebou jdoucí rázy opačného 
směru. Uvidíme, jakým způsobem lze tvar vlny té pokusmo vypátrati. 
Této elektrické vlně dáme působiti na hybný nerv, zapnouce příslušný 
sval (gastrocnemius žáby) v myografion Tigerstedtovo; tak napíše sval velikost 
zkrácení svého v podobě kolmé čáry (ordinaty) na desku, jež po každém 
jednotlivém pokusu posune se šroubem o stejnou délku. Praeparat přizpůsobí 
se dle Mareye, tak že vše zůstane v přirozené souvislosti s tělem; nerv isoluje 
se bez poranění nad rozvětvením kolenním a položí na platinové elektrody 
3 mm od sebe vzdálené, uložené v pružcovém pouzdře dle Ludwiga. Oběh krve 
jest zachován, pokud možno po zrušení míchy. 
Velikost zkrácení svalu mění se zcela pravidelně s rychlostí pádu magnetu. 
Cím větší rychlost magnetu, tím více zkrátí se sval. Závislost ta jest naprosto 
zákonitá, tak že určité rychlosti magnetu odpovídá určité a stálé zkrácení 
svalu. Kdykoliv určitá rychlost magnetu se způsobí, a možno ji kdykoliv zcela 
III. 
