186 Collection 
Il obferva de même la Déclinaifon cle l’Eguille aimantée , qu’il trouva 
Hist. df.l’Acad. vers la lin de l’année 1693. de 6 degrés 20 minutes vers le Couchant. 
R. des Sciences Au commencement de Novembre 1694. elle étoit de 6 degrés 3? minutes 
de Paris. i 6 94 . ^ même côté. ^ b 
Tom. II. Dans ce tems-là , c’eft-à-dire , au commencement de Novembre 1694. 
pag. 202,» M. De La Hire obferva dans l'on Baromètre une variation fingidiére ; car 
en 24 heures il defcendit de 28 pouces 2 lignes à 2 6 pouces 10 lignes , 
ce qui fait 16 lignes de différence ; peu de jours après il remonta à la même 
hauteur de 28 pouces 2 lignes. Il faifoit alors de très-grands vents. 
SUR LA LUMIÈRE DU BAROMÈTRE. 
* 
V Ers l’année 1676. M. Picard faifant tranfporter fon Baromètre , de 
l’Obfervatoire , à la Porte Saint Michel pendant la nuit, il apperçut 
une lumière dans la partie du tuyau où le Mercure étoit en mouvement ; 
ce phénomène l’ayant furpris , il en fit part aufîitôt aux Sçavans , & ceux 
qui avoient des Baromètres les ayant examinés, il ne s’en trouva aucun 
qui fît de la lumière. Il crut d’abord que cela venoit du Mercure , qui 
avoit été revivifié de Cinabre ; mais en ayant donné du même à M. De 
La Hire , qui fouhaitoit en faire l’expérience, le Baromètre que M. De 
La Hire monta avec ce Mercure a été jufqu’à préfent fans aucun effet 
femblabie. 
Après la mort de M. Picard fon Baromètre fut démonté ; M. De La 
Hire l’ayant refait avec le même Mercure , il n’y remarqua aucune lumière. 
Ce fut vers ce même-tems que M. Cafîini s’apperçut que le lien comraen* * 
çoit à faire de la lumière , ce qui a toujours continué jufqu’à préfent. 
M. De La Hire, à force de tâter celui de M. Picard , qu’il avoit réta- 
pag. 03. kj- ^ trouva enfin quelque tems après qu’il recommençoit à devenir lumi¬ 
neux , comme auparavant : cependant quelques années après il perdit de 
nouveau cette vertu , quoique M. De La Hire fut afïïiré que perfonne n’y 
avoit touché. Il crut alors que la matière qui faifoit la lumière , & qui étoit 
renfermée dans le Mercure, s’étoit, ou confumée , ou difîipée , & qu’il ne 
devoit pas efpérer de la rétablir ; enfin après avoir démonté & remonté 
ce Baromètre, vers la fin d’Avril de cette année , il redonna de la lumière 
étant agité , & la première qui parut fut la plus vive de toutes celles que 
M. De La Hire lui ait vu produire ; il continue toujours d’en donner, mais 
moindre que la première. Ce qui paroît fmgulier dans ce Baromètre , c’eff 
qu’il ait perdu feid & repris enfuite à diverfes fois la propriété d’être lu¬ 
mineux. 
M. De La Hire a remarqué auffi qu’il y a une différence confidérable en¬ 
tre la lumière de fon Baromètre , & celle du Baromètre de M. Cafîini ; dans 
le fien la lumière remplit affez également tout le vuide du tuyau à chaque 
vibration, au-lieu que dans celui de M. Cafîini elle femble attachée à la 
furface du Mercure, d’où elle fe répand dans le tuyau. 
