Académique. 383 
que celui du tuyau. On y verfe par le bout ouvert B autant d’eau qu’il en 
faut pour remplir la moitié du réceptacle C D avec la moitié C F du tuyau Mem. de l’Acad. 
vers le haut. Enfuite on remplit tout le refte de vif-argent, & après en avoir R- des Sciences 
auffi verfé dans le vaiffeau G jufqu’à la hauteur d’un demi pouce, on y en- jo^n^des 
fonce le bout du tuyau B. Alors il en fort une partie du vif-argent, & le sçavans. 
relie demeure à la hauteur E E ; l’eau qui nage deffus defcend jufqu’en ¥ . Tom. X. 
lailfant le relie du tuyau F A vuxde d air , & c ed la furface de cette eau qui , 
en hauffant & baiffant marque la différente pefanteur de l’air de l’atmofphére *^ 
par des degrés prefque auffi grands que feroit le Baromètre d’eau de 3 2 pieds. 
La fécondé condruûion ell en partie femblable à la première ; mais elle 
ell beaucoup meilleure. Il faut avoir un tuyau recourbé par le milieu H MN, pi. VI. Fig. 3. 
qui ait deux boëtes cylindriques égales K & M , l’une desquelles, fçavoir 
K , qui ell à un des bouts du tuyau foit fcellée hermétiquement par en haut, 
& M qui ell un peu au-deffus de la courbure foit ouverte aux deux côtés 
où le tuyau ell attaché. La longueur des jambes ell déterminée par la di- 
llance des boëtes K M , qui doit être environ de 27 pouces & demi à pren¬ 
dre depuis le milieu de l’une jufqu’au milieu de l’autre. La hauteur de cha¬ 
que boëte doit être environ d’un pouce & demi, le diamètre de leur grof- 
feur en dedans, d’un pouce ou de quinze lignes , & le diamètre de la ca¬ 
vité du relie du tuyau d’un lixiéme ou d’un douzième de cette groffeur. 
On verfe premièrement du vif-argent feul dans ce tuyau par l’ouverture 
N, pour en faire comme un Baromètre ordinaire de ceux qui font recour¬ 
bés par en bas , augmentant ou diminuant le vif-argent jufqu’à ce que fes 
furfaces fe rencontrent vers le milieu des boëtes K & M, fuppofé qu’au 
temps qu’on fait cette opération, l’air foit de pefanteur moyenne , ced-à- 
dire , que dans les Baromètres communs le vif-argent foit à la hauteur de 27 
pouces & un tiers , car autrement fi la preffion de l’air ed plus grande ou pag. 542. 
plus petite qu’à l’ordinaire , il faut y avoir égard , comptant pour un pouce 
de variation qui fe trouvera dans le Baromètre vulgaire, une ligne & de¬ 
mie de variation dans chaque boëte. Après que le vif-argent aura été bien 
purgé d’air , en forte qu’il n en refte point dans la boëte K , on verfera par 
l’ouverture N quelque liqueur qui ne gele point en hiver , & qui ne puiffe 
diffoudre le vifargent, par exemple , de l’eau commune mêlée avec une 
fixiéme partie d’eau forte ; l’efprit-de-vin a bien ces deux qualités , mais il 
ne feroit pas propre pour ce Baromètre , parce qu’il fe dilate par la chaleur. 
Et ceci foit dit auffi pour ce qui regarde la première façon de Baromètre 
qui a été décrite. Pour ce qui ed de la quantité de la liqueur , il faut qu’elle 
monte jufqu’à un pied ou environ dans le tuyau B C , fuppofé la moyenne 
preffion de l’air. 
Le Baromètre étant aind ajudé, on verra que la plus grande différence 
de la preffion de l’air qui fera marquée par la furface de la liqueur dans le 
tuyau M N , ira jufqu’à près de vingt-deux pouces , fuppofé que le dia¬ 
mètre des boëtes cylindriques foit dix fois plus grand que celui du tuyau ; 
& pour trouver combien les différences marquées par ce Baromètre feront 
glus grandes que celles que peut faire le Baromètre commun , il y a une 
régie générale, qui ed que la proportion des différences de notre nouveau 
Baromètre à celles du Baromètre commun, ed comme quatorze fois le quarré 
