4^2 
Collection 
de Paris 
Ann. 1699. 
pag. 460 
s —üzs isssiS T S je l’ai corrigé en dernier lieu d’une manière que tout le monde s’en peut 
Mem. de l’Acad, fervir fans embarras & (ans erreur. Il n’a aucun des défauts de l’ancien aréo- 
R. des Sciences métré , & il produit tous les bons effets qu’on en a défirés. Il marque pré- 
Pi " 7C cifément à un cinquième ou fixiéme d’une goûte près , & en valeur connue, 
combien une liqueur pefe plus que l’autre ; à quoi, fi l’on veut ajouter les 
obfervations fuivantes , l’on fçaura auffi très-exa&ement , combien il y 
aura de flegme & combien de fel volatil acide dans un efprit acide que l’on 
veut examiner. De plus tous les aréomètres faits de cette manière , 
quoique de différentes grandeurs marqueront chacun précifement le même 
degré de force dans le même efprit acide , c’eft à dire, qu’un aréomètre avec 
lequel on aura examiné un efprit acide , étant caffé ou perdu, l’on pourra 
vérifier la force du même efprit avec un autre aréomètre , quoique ce dçr* 
nier fût plus grand ou plus petit que le premier. 
La conftruéfion confifle à un vaiffeau de verre 
femblable à un petit matras, dont le col A D eft. 
li menu, qu’une goutte d’eau y occupe Fefpace de 
cinq à fix lignes. A côté de ce col, il fort de la 
paniè B du vaiffeau un petit tuyau ( 7 , de la même 
capacité que le col & de la longueur environ de 
fix lignes parallèles au col A D. Ce petit tuyau 
fert pour donner une fortie à l’air qui eft dans le 
vaiffeau à mefure qu’on le remplit d’une liqueur ; 
la raifon pour laquelle le col eft fi menu , eft , 
que par-là on peut plus aifément connoître le vrai 
volume de la liqueur qui eft entrée dans le vaif¬ 
feau. L’on fait une marque D fur fou col AD , 
pour connoître jufqu où il doit être rempli. Il eft 
bon d'en faire un peu évafer en entonnoir l’extrémité A , pour y verfer plus 
facilement la liqueur. 
L’ufage de cet aréomètre eft de le remplir d’un efprit acide jufques à la 
marque de fon col, de le pefer enfuite par un bon trébuchet, & de com¬ 
parer le poids de cet efprit au poids d’un autre efprit. L’on y connoîtra très- 
exaélement de combien l’un pefera plus que l’autre , parce qu’une goutte 
d’eau occupant l’efpace de cinq ou fix lignes dans le col de cet aréomètre, 
fi on avoir verfé la hauteur d’une ligne de trop ou de trop peu , l’erreur ne 
feroit que d’un cinquième ou d’un fixiéme de goutte fur toute la quantité 
qu’on auroit mefurée , ce qui eft très-peu de chofe ; & cependant cela fera 
très-fenfible dans l'aréométre & très-facile à corriger , en ajoutant un peu de 
liqueur s’il y en a trop peu, ou en frappant avec le doigt fur l’entonnoir 
du col s’il y en a trop , ce qui fera fortir un peu de la liqueur par le bout du 
petit tuyau. 
L’on peut avec cet infiniment examiner non-feulement les efprits acides, 
mais aufîi les fulphureux & toutes fortes d’autres liqueurs ; & comme les 
liqueurs font fujettes à fe dilater dans le chaud & à fe refferrer dans le froid , 
il entrera en hiver plus de liqueur dans ce vaiffeau, qu’il n’en entrera en été, 
ce qui pourroit embarraffer ceux qui voudroient comparer le poids d’un 
autre efprit acide qu’ils auroient pefé en hiver. Pour remédier à cet incom* 
pag- 47 - 
