Académique, 
735 
d’un poids dé 28 pouces de Mercure ou environ , étant échaudé par de l’eau 
bouillanie , augmenteroit la force de fon reffort de 9 pouces 4 lignes. Un Hist. de l'Acad. 
air condenjfé au double Faugmenteroit de 18 pouces 8 lignes, quifont le tiers R- des Sciences 
de 56. Réciproquement un air, toujours dans le même état de condenfa- DE Paris * 
tion , augmentera différemment fon reffort , félon les différens degrés de Ann. 1702. 
chaleur. 
Ces découvertes ont conduit M. Âmontons à l’invention d’un nouveau 
Thermomètre. Car fi l’on prend un tuyau recourbé , dont une branche qui 
fera très-courte fe termine en une boule , fi cette boule eff pleine d’un air 
plus condenfé qu’il ne l’efr naturellement , & s’il y a du mercure dans la lon¬ 
gue branche ouverte par le haut, il eff évident que cet air en vertu de fa 
condenfation feule qui aura augmenté fon reffort , foûtiendra le mercure de 
l’autre branche au-deffus du niveau ; que quand la chaleur répanduë dans l’air 
extérieur viendra encore augmenter le reffort de l’air enfermé dans la bou¬ 
le , il élevera fon mercure plus haut, & le laiffera tomber quand cette cha¬ 
leur viendra à diminuer. C’eff-là le principe général du Thermomètre de M. 
Amontons. 
Ce qu’il y a de plus difficile & de plus fin dans dans la pratique de la con- 
firu&ion , c’eft de condenfer l’air de la boule ; mais ce détail ne nous eff pas 
permis, & on le verra dans le mémoire de l’Auteur. Cet air de la boule 
que nous fuppofons condenfé jufqu’à un certain point, doit augmenter uni¬ 
quement fon reffort par la chaleur, & non pas fon volume ; car l’augmenta¬ 
tion du volume nuiroit à celle du reffort, & ce n’eff que par celle-ci que 
l’on mefure dans cette machine les degrés de chaleur. Cependant il eff im- 
poffible que l’air de la boule dont le reffort fera augmenté, éleve le mer¬ 
cure du tuyau , fans avoir autant augmenté fon propre volume, que le mer¬ 
cure occupera de nouvel efpace par fon élévation. Le feul remède à ce mal 
inévitable , eff que le tuyau foit très-étroit par rapport à la capacité de la 
boule, & que par conféquent une augmentation abfolument infenfible du 
volume de Fair enfermé dans la boule, ne laiffe pas de faire un effet fenfible 
fur le mercure du tuyau. 
Il faut fixer au tuyau une longueur dans laquelle les degrés ayent une affez 
grande étendue. M. Amontons prend un tuyau de 47 pouces, à les compter 
au-deffus du niveau du mercure qui fera dans la petite branche. Il condenfe 
ou charge Fair de la boule , de manière qu’outre le poids de FAtmofphére 
égal à 28 pouces qu’il porte toujours, il porte encore 28 autres pouces. Si 
cet air chargé de 56 pouces reçoit la chaleur de l’eau bouillante , il augmen¬ 
tera fon reffort du tiers de 56 , c’eff-à-dire , de 18 pouces 8 lignes, & por¬ 
tera 74 pouces 8 lignes de mercure. Il fuffit donc que le tuyau ait 47 pou¬ 
ces , afin qu’un air condenfé au double de celui que nous refpirons , puiffe 
élever le mercure jufqu’au degré de chaleur de l’eau bouillante ; car de 74 
pouces 8 lignes, ôta-nt 28 qui font le poids de FAtmofphére , & qui ne doi¬ 
vent pas être comptés fur la longueur du tuyau , refte 46 pouces 8 lignes. 
Mais comme par l’opération de M. Amontons Fair n’eff pas condenfé préci- 
fément au double de celui que nous refpirons , ces nombres diminuent un 
peu. Le mercure ne monte par l’eau bouillante qu’à 45 pouces, & un tuyau 
de 46 fuffit. 
