'Acad é m ï o u e; 737 
tnafîe d’air ou une plus petite, fuppofé que de part & d’autre î’air foit éga- 
lement condenfé , augmenteront également la force de leur refïort par un Hïst. de l'Acad. 
même degré de chaleur, & la raifon en edmanifede ; car quoique dans une R - DES Sciences 
plus grande mafle d’air qui edau même degré de condenfation qu’une autre , DE Paris - 
il y ait un plus grand nombre de redbrfs , ce nombre plus grand ne fait que Ann. 1702. 
recompenfer précifément la grandeur de l’efpace où ils font répandus, & s’il 
Y en avoit un plus petit nombre, il ed clair que cette plus grande maffe d’air 
feroit la plus foible. 
La grodeur de la boule ed donc indifférente , dès quelle n’a plus de pro¬ 
portion fenfible avec la capacité du tuyau. Mais fi l’on compare enfemble 
deux de ces nouveaux Thermomètres , & que l’on veuille les trouver pré¬ 
cifément au même point par les mêmes degrés de chaleur, il faut que de part 
& d’autre la boule & le tuyau foient dans la même proportion. C’ed que 
ï’aij-enfermé dans la boule augmente réellement de volume , quoiqu’infen- 
fiblemenf, & cette augmentation ed fendble dans le tuyau , puifqu’elle ed 
égale à l’élévation du mercure. Afin donc que dans des tuyaux de différente P a g° S. 
groffeur le mercure élevé vienne au même point , il faut que dans le plus 
grand tuyau, par exemple, la nouvelle place qu’occupe le mercure foit égale 
à une plus grande augmentation du volume d’air enfermé dans la boule, & 
par conféquent que ce volume foit plus grand , c’ed-à-dire en un mot, que 
les boules & les tuyaux des deux Thermomètres foient dans les mêmes pro¬ 
portions. 
Comme l’on obje&oit dans l’affemblée à M. Amontons que cette égalité 
de proportion ne devoit pas être facile à exécuter en boules & en tuyaux de 
verre , il répondit que les Emailleurs ont toujours un très-grand nombre de 
boules & de tuyaux féparés, &: qu’ils ajudent enfuite, comme bon leur fern- 
bîe, telle boule avec tel tuyau ; que quand on auroit une fois choid une 
proportion, & la boule & le tuyau qui la garderoient entr’eux, il n’y avoit 
qu’à mefurer leur capacité avec du mercure, prendre enfuite une boule au 
hazard, mefurer avec du mercure fa capacité, trouver par une régie de trois 
la capacité du tuyau qui feroit dans la propodtion requife , & enfin choidr 
entre tous les autres le tuyau qui auroit cette capacité. M. Amontons a don¬ 
né autrefois cette méthode au fieur Hubin , pour faire à coup fûr des Ther¬ 
momètres femblables & proportionnels à uh premier que l’on auroit reconnu 
pour bon. 
Il y a encore d’autres obfervations à faire fur la condru&ion du nouveau 
Thermomètre. Nous avons fuppofé , par exemple, dans tout ce difcours pour 
une plus grande facilité, le poids de l’Atmofphére toujours égal à 28 pouces 
de mercure ; cependant il ed bien fûr qu’il varie toujours , & il faut avoir 
égard à cette variation. Il en faut avoir audi au chaud ou au froid qu’il fait 
dans le tems de la condru&ion, & ce qu’il y auroit de plus commode , fe¬ 
roit de faire ce Thermomètre dans un tems qui fût tempéré, & où , s’il étoit 
podible , le Baromètre fût audi à 28 pouces. 
Tome L 
Bbbbb 
