Mem. dei’Acad. 
R. des Sciences 
de Paris. 
Ann. 1702. 
pag. 160. 
pag, 16 î. 
784 
A 
Collection 
D. La groffeur de ce tube eft d’environ demi-ligne intérieu¬ 
rement , celle de la boule de trois pouces un quart peu plus 
/Ail rvoi î m ntnc A ne • flr „ HP1_ L 
fi' 
1 . 1 . 
ou peu moinsfans conféquence ; & en cela ces Thermomè¬ 
tres ont un grand avantage fur les autres par l’égalité de 
leur mouvement , fi facile à trouver dans ces nouveaux 
Thermomètres , fi difficile à rencontrer dans les anciens ; 
la longueur de ce tube depuis A jufqu’en B fera de 46 pou¬ 
ces , afin que la totalité AC l'oit environ de 48. 11 y aura 
du mercure depuis l’entrée E de la boule , & dans tout le 
relie du tube jufques vers l’ouverture A , enforte que la 
boule D étant dans l’eau bouillante, l’air quelle renferme 
foûtienne par fon reffort 73 pouces de mercure, y compris 
le poids de l’atmofphére qu’on fuppofe toujours égal à 28 
pouces, & feulement 43 pouces fans le comprendre, à 
commencer au niveau du mercure qui fera en E ; alors 
la furface du mercure dans le tube AB proche de l’ouver¬ 
ture A , fera le terme d’où l’on pourra commencer à comp¬ 
ter tous les autres degrés de chaleur qui feront moindres 
que celui de l’eau bouillante : car étant inoiii qu’il y ait 
aucun climat dont la chaleur égale celle de l’eau bouillante, 
& n’y ayant point d’endroit fur terre où on n’en puiffe fa¬ 
cilement avoir , on aura par conféquent un degré de cha¬ 
leur connu dans tout pays, qui comprendra tous les autres 
au-deffous, & duquel on pourra commencer à les comp¬ 
ter. Si bien que pour exprimer le glus grand ou le moin¬ 
dre degré de chaleur d’un climat, il n’y aura qu’à compter 
le nombre des pouces & des lignes dont la furface du mer¬ 
cure vers A fera plus baffe que l’endroit où la chaleur de 
l’eau bouillante l’avoit fait monter , ayant de plus égard 
•au poids de l’atmofphére dans le tems cle l’obfervation, s’il 
eft plus ou moins pefantque 28 pouces de mercure ; parce 
que la furface du mercure vers A fera trop baffe de la quan¬ 
tité dont le poids de l’atmofphére excédera celui de 28 pou¬ 
ces de mercure, ou trop haute de la quantité qui défaillera 
defdits 28 pouces. C’eft pourquoi dans le premier cas on ôtera cet excès des 
pouces & lignes comprimes depuis le degré de la chaleur de l’eau bouillante, 
& dans le fécond cas on l’y ajoutera. 11 fera donc facile, à l’aide de ces Ther¬ 
momètres , de connoître la température de tous les climats de la terre , & 
de conftruire d’autres Thermomètres à efprit-de-vin pour chaque climat qui 
pourront être comparés à ces nouveauxThermométres à air. Les degrés qu’ils 
indiqueront ne feront plus inconnus , & on pourra en tranfmettre la connoif- 
fance à la poftérité , pour en retirer les ufages avantageux qu’il y a lieu de 
s’en promettre , non-feulement pour toutes les matières de Phyfique , mais en¬ 
core pour notre propre confervation : mais comme j’ai ci-devant dit qu’il fal- 
loit qu’il y eût du mercure dans le tube A CE depuis l’entrée E de la bou¬ 
le , enforte que lorfque la boule D eft dans l’eau bouillante, l’air quelle ren¬ 
ferme foûtienne par fon reffort 73 pouces de mercure, y compris le poids 
