Collection 
defcendra en C , on ceffera de verfer du mercure , & Ton 
ouvrira l’extrémité P en l’échauffant avec la flamme d’une 
chandelle pouffée par un petit chalumeau, comme lorfqu’on 
veut fceller hermétiquement ; alors on retirera par l'extré¬ 
mité P. le mercure de la boule M; & fl le mercure dans le 
tube A C efl: environ 27 pouces au-deffus de E , ( Fig. 1. ) 
îorfque la chaleur de l’air efl: la même que celle du tempéré 
du huitième climat, & que le poids de l’atmôfphére efl égal 
à 28 pouces de mercure , il n'y aura qu’à détacher le tube 
du Thermomètre du tube NO , en échauffant le maftic de mê¬ 
me que ci-devant : mais fi le mercure n’étoit pas 27 pouces 
au-deffus de E f il faudra remafiiquer l’ouverture P , &c re¬ 
commencer à verfer du mercure par /, jufqu’à ce qu’on juge 
qu’il foit entré de l’air dans la boule D fuflifamment pour fou- 
tenir le mercure dans le tube A C 27 pouces au-deffus de E ; 
^ ce que l’on connoîtra facilement par la hauteur à laquelle le 
mercure fe foutiendra dans le tube L 1 : que fl ou contraire 
dès la première fois le mercure dans le tube A C fe trouvoit 
beaucoup au-deffus defdits 27 pouces , ce feroit une marque 
que la capacité de la boule M feroit trop grande : alors il fau¬ 
drait ôter le verre de Thermomètre de deffus la machine , 
& le vuider pour recommencer de nouveau à le remplir, ob- 
fervant avant que de le remaffiquer au tube NO , de mettre 
dans la boule M du mercure fuflifamment pour en diminuer 
la capacité de la quantité à peu-près qu’on l’aura jugée trop 
grande. S’il fe trouvoit des perfonnes qui euffent les mufcles 
de la refpiration affez forts pour en foufllant par A réduire 
l’air en D au même état de condenfation que ces 27 pouces 
de mercure , ils n auraient que faire de la machine ILMNO , 
& ils n’auroient après avoir introduit un peu de mercure dans 
la boule D avec un entonnoir , qu’à fouffler fortement par 
l’ouverture A , jufqu’à ce que le mercure pût monter dans 
le tube AC pouces au deffus de E : mais peu de perfon¬ 
nes , fl tant efl qu’il s’en trouve , peuvent être capables de 
cet effort, & le plus fur efl de fe fervir de la machine fufdite. 
Enfin pour achever la préparation du Thermomètre , on 
obfervera avec un Baromètre Ample quel fera pour lors 
le poids de l’atmofphére , & quelle hauteur de mercure il 
foutiendra : on l’ôtera de 73 pouces , & on remarquera avec 
de la couleur fur le tube CA , à commencer vis-à-vis de E , 
le nombre de pouces & de lignes qui relieront, la fouftrac¬ 
tion faite. On mettra enfuite tremper dans un chaudron plein 
d’eau froide la boule D , & mettant le tout fur un affez grand 
feu , tenant toujours le tube^ff bien à plomb , on l’y laiffera 
jufqu’à ce que l’eau bouille très-fort ; à mefure que l’eau 
. s’échauffera , on verra monter le mercure , enforte que quand 
'l’eau fera prête à bouillir, il commencera à dégorger par l’ou- 
