Mem. del’Acad. 
R. des Sciences 
de Paris. 
Ann. 1702. 
pag. 166. 
pag. 167. 
788 Collection 
boules de moindre groffeur que celle qu’on a ci-devant déterminée, & avec 
des tuyaux d’affez grofle ouverture , & qui n’avoient aucune proporrion à 
leurs boules , on ne doit point être furpris fi le mouvement du mercure n’efl 
pas précirément tel qu’il vient d’être dit ; car ç’a été les inégalités de ces mê¬ 
mes expériences qui ont fait connoître la néceffité de déterminer plus exa- 
élement la proportion des tubes aux boules. On ne doit pas s’attendre cepen¬ 
dant que les différences qui proviennent des différentes groffeurs des boules 
foient fort confklérables, & encore moins que ces différences fuivent celles 
de ces boules , puifque fuppofant deux boules de Thermomètre , l’une de 3 
pouces & l’autre de 2 pouces de diamètre , & que la boule de 3 pouces foit 
appliquée à un tube d’une ouverture de moitié moindre que celle du tube 
appliqué à la boule de deux pouces, fi le mercure defcend dans la première 
19 pouces au-deffous de l’endroit où l’eau bouillante l’avoit fait monter, il 
defcendra dans la fécondé pour le moins de 18 pouces au lieu que félon la 
proportion des boules &c des tubes , il n’auroit pas dû defcendre feulement 3 
pouces dans ce dernier. 
Expériences du Samedi , z. Juillet IJ02. 
On enferma dans deux verres de nouveaux Thermomètres deux maffes 
inégales d’air , l’une environ double de l’autre , chargées chacune par 14 pou¬ 
ces 4 lignes de mercure , & en outre par le poids de l’atmofphére qu’on trou¬ 
va de 27 pouces 6 lignes ~ , ce qui faifoit en tout 41 pouces 10 lignes { 9 
dont le tiers 13 pouces 11 lignes - étoit la hauteur où l’on eflimoit que le 
mercure dût monter lorfque l’air des deux verres feroit échauffé par la cha¬ 
leur de l’eau bouillante. Ces mefures furent ainfi réglées, ces vers trempans 
dans l’eau froide telle quelle étoit pour lors ; car parplufieurs expériences 
faites depuis, on a reconnu que les liquides fuivent la même température que 
l’air dans lequel ils font. On mit enfuite le tout fur le feu , que l’on pouffa 
jufqu a faire bouillir l’eau très-fort pendant un tems affez confidérable , & 
l’on remarqua que lorfque le mercure fut monté dans le verre dont la boule 
étoit la plus groffe, à 13 pouces 1 ligne , & feulement à 12 pouces 3 lignes 
dans l’autre, le mercure ceffa entièrement de monter dans tous les deux ; 
ainfi le mercure monta dans le premier 10 lignes \ moins qu’on ne s’atten- 
doit, & dans le dernier 20 lignes 7. Comme ces expériences furent faites à 
la hâte & fans préparation , la Compagnie n’ayant d’abord témoigné que de 
fouhaiter voir charger ces nouveaux Thermomètres de mercure , on man¬ 
qua à plufieurs circonflances qui cauférent ces différences. 
Premièrement , on n’obferva point fi l’état de l’eau froide dans laquelle 
on plongea les verres pour les régler étoit celui que nous appelions ici tem¬ 
péré ; car les expériences qui ont fervi de fondement à déterminer cette 
augmentation du reffort de l’air environ au tiers de fa charge , ont été fai¬ 
tes dans cette circonflance , étant vrai-femblable que cette augmentation efl 
plus du tiers, lorfque l’état de l’air enfermé dans les boules efl plus froid que' 
le tempéré , & moins que le tiers lorfqu’il efl plus chaud. 
On n’avoit point pris non-plus la précaution de faire que les tubes des ver¬ 
res fuffent d’une groffeur proportionnée à la capacité de leurs boules , parce 
qu’on çroyoit ces tubes affez menus pour ne pas caufer des augmentations 
