Académique. 
ioi 
Ann 
P a 
pendant le poids de PAtmofphére n’a aucune part. La liqueur ne peut bail*- 
fer , que la furface du mercure de la boëte inférieure ne baiffe auffi, & que Hist. 
•celle du Mercure de la boëte fupérieure ne hauffe ; ce qui allonge la colom- R- ms 
ne du mercure, & la remet en équilibre avec l’Atmofphére. DE Par 
Le calcul des 3 pouces 7 dont la liqueur baiffe , n’eff juffe qu’en ne confi- 
dérant point fa raréfaction. Mais réellement elle fe raréfie, & plus confi- 
dérablement que le mercure. Comme dans la fuppofition préfente , la pefan¬ 
teur de rAtmofphére n’a point changé ; mais feulement celle de la colomne 
de mercure , la liqueur qui trouve du côté de Pair plus de réfiffance à l’ex- 
tenfion que demande fa raréfaction, qu’elle n’en trouve du côté du mercure , 
ne s’étend que de ce côté plus foible , & par conféquent elle ne prend cette 
nouvelle extenfion que dans la boëte inférieure, & non dans fon tuyau. Or 
elle occupe par-là une partie de l’efpace qu’abandonne le mercure qui fort 
de la boëte inférieure , & par conféquent baiffe d’autant moins dans fon tuyau ; 
de forte que fi elle occupoit par fa raréfaCtion toutl'efpace abandonné parle 
•mercure, elle ne baifferoit nullement dans le tuyau : mais il eff confiant quel¬ 
le ne fe raréfie pas affez pour cela , & elle baiffe dans le tuyau , fans que la 
pefanteur de rAtmofphére foit augmentée. 
Il eff donc fur que l’un & l’autre Baromètre avoient befoin de correction, 
& comme tout le mal venoit de la variation du chaud & du froid, en vain 
eût-on travaillera y chercher un remède , fi l’on n’avoir eu un Thermomètre 
exaCl & fixe , tel que celui de M. Amontons. Ainfi un des premiers fruits de 
ce Thermomètre eff la re&ification du Baromètre. 
Le Baromètre fimple eff d’une telle fimplicité dans fa conffruftion, qu’il 
eff impoffible d’y rien changer , & tout ce qu’a pû faire M. Amontons , a 
été de’dreffer une Table qui marquât de combien la colomne de mercure 
varioit pour tous les degrés de chaleur indépendamment de la pefanteur de 
TAtmofphére. 
Il fuppofe une colomne de mercure de 28 pouces 9 lignes dans le plus 
grand froid de notre climat. Il eff vrai que réellement cette colomne ne paffe 
point 28 pouces 4 lignes ; mais parce que la raréfacüon du mercure dans le 
plus grand chaud eft de 777 , & que 3 lignes font précifémenf 777 de 28 poli¬ 
ces 9 lignes , cette fuppofition eff plus commode pour le calcul, & elle 
ne produit nulle erreur fenfibîe. Le Thermomètre de M. Amontons eff dans 
•le plus grand froid à 50 degrés, & dans le plus grand chaud à 58 , & ces de¬ 
grés étant des pouces , ce font 8 pouces ou 96 lignes que le Thermomètre 
parcourra-, tandis que le Baromètre fimple parcourra 3 lignes par la feule 
aétionde la chaleur, 3. étant 3 2 fois dans 96 , le Baromètre hauffera deyr 
de ligne., pour chaque ligne dont hauffera le Thermomètre ; & par confé¬ 
quent le Baromètre étant fuppofé conffruit dans le grand froid , &: fa co¬ 
lomne de mercure , longue alors de 28 pouces 9 lignes , il faut pour chaque 
ligne , dont le Thermomètre s’élèvera au-deffus du 5me degré , retrancher 
de la hauteur du Baromètre 77 de ligne ; tk l’on aura la véritable hauteur où 
le tient la pefanteur de l’Atmofphére , indépendamment de la variation du 
chaud & du froid. 
Quant au Baromètre double , M. Amontons change fa conffruélion en par¬ 
tie. Nous avons déjà fuffifamment infinué 5 que du plus grand froid au plus 
pa 
