Mem. de e’Acad» 
R. des Sciences 
de Paris. 
Ann. 1704. 
pag. 170. 
Collection 
Pour ce qui e(l du Baromètre fimple, comme toute 
l’étendue de là marche eû bornée en un trop petit es¬ 
pace pour qu’une échelle femblable à la précédente 
- put fervir utilement à faire la correction néceilaire, on 
peutfe fervir delà table fuivante , qui marque de com- 
[ bien une colomne de mercure de 28 pouces 7 lignes 
s’allongeroit ou diminueroit à tous les degrés de cha- 
p leur indiqués par mon Thermomètre. 
Cette augmentation ou diminution eit exprimée dans 
jq cette table par des jr de ligne. Ainfi, par exemple , 
vis-à-vis 55 pouces 5 lignes on trouve 6 5 , ce qui veut 
■ dire que clans le tems que mes Thermomètres marquent 
5 $ pouces 5 lignes , il faut diminuer la hauteur du mer- 
yture du Baromètre fimple d’une quantité égale à 2 li¬ 
gnes jr de ligne. 
Il eft encore bon d’avertir ici que quoique 28 pou¬ 
ces 9 lignes ne foient pas la hauteur moyenne du Ba¬ 
romètre timple , cette hauteur étant le plus ordinaire¬ 
ment de 27 pouces 6 lignes ; on peut néanmoins fe fer¬ 
vir utilement de cette table , fans craindre de tomber 
dans aucune erreur fenfible. 
’ TABLE DES HAUTEURS DE MERCURE 
quilfaut ajouter ou ôter de celle du Baromètre Jîrnple , 
fuivant les différens degrés de chaleur indiqués par mon 
. Thermomètre. 
Degrés du Thermomètre. 
49 pouc. 
0 
49 
1 
49 - 
2 
49 
3 
49 
4 
49 
5 
49 -' 
6 
49 
7 
49 
8 
49 
9 
49 
10 
49 
11 
50 
0 
50 
1 
50 
2 
50 
3 
50 
4 
50- 
5 
50 — 
6 
Hauteurs à corriger, 
ajoutez 12 3 2 es -de ligne. 
- 11 
- 10 
- 9 
- 8 ou \ de ligne. 
7 
otez 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Degrés 
