léo 
C O LL E C T I O N 
pag. 273. 
Baromètre propre à expliquer en gros.l’effet des pompes & des fîphons, de-’ 
Mem. de l’Acad. vient fautif & mauvais quand il s’agit, par exemple , de mefurer les vicif- 
R. des Sciences fitudes du poids de l’atmofphére , d'en déterminer la hauteur & de niveler 
de Paris. plufieurs points fur la furface de la terre. Dans l’obfervation du plus ou du 
Ann» 1704. moins de pefanteur de l’atmofphére , on peut trouver une différence de trois 
lignes & plus dans la hauteur du mercure , quoique véritablement le poids 
de l’atmofphére n’ait point changé , ce qui provient de l’effet que la chaleur 
produit fur le mercure du Baromètre , l’expérience ayant fait connoître qu’u¬ 
ne colonne de mercure de 28 pouces 9 lignes en hyver, & une de 29 pou¬ 
ces en été , ne péfent pas plus l’une que l’autre. De même le Baromètre fim- 
ple étant porté dans le tems du grand froid de notre climat , d’un lieu élevé 
fur la furface de la terre , dans un autre creufé au-deffous, pourra donner une 
«différence, dans la hauteur du mercure , d’une ligne & demie , qu’on attri- 
bueroit fauffement au poids de la colonne d’air qui l'eroit entre ces deux lieux : 
& fi l’on s’avifoit de vouloir déterminer fur cette expérience , la hauteur 
de l’atmofphére, ou la différence du niveau de deux endroits de la terre, on 
courroit grand rifque de faire très-mal l’un & l’autre. 
Les Baromètres où font fimples , c’eif-à-dire , chargés feulement de mer¬ 
cure ; ou bien ils font doubles, c’efl-à-dire , qu’outre le mercure on y em¬ 
ployé encore une fécondé liqueur qui efl ordinairement de l’huile de tartre 
teinte. Pour ce qui efl des Baromètres fimples , l’étendue de leur mouve¬ 
ment efl fort médiocre * n’excédant guère 23 à 24 lignes , & à ceux-ci il 
n’y a autre chofe à faire pour éviter l’erreur , que de dreffer une table de 
correction qui montre les quantités proportionnelles dont la chaleur fait allon¬ 
ger la colonne de mercure del’hyver à l’été, & qu’il convient par conféquent 
retrancher des hauteurs indiquées par le Baromètre lors de l’obfervation. 
Par exemple , mes Thermomètres , c’efl-à-dire, ceux dont on trouve la def- 
cription à la .fin de la connoiffance des temps de 1704, & dans les Mémoires 
de 1702 & 1703 ; ces Thermomètres , dis-je , marquant 58 pouces , qui efl le 
tems de nos grandes chaleurs , il y a .3 lignes à retrancher de la hauteur où 
fe trouve le mercure dans le Baromètre fimple ; 2 lignes lorfque ces Ther¬ 
momètres marquent 5 3 pouces 4 lignes ; 1 ligne feulement lorsqu’ils ne mar¬ 
quent que 5 2 pouces 8 lignes , & o ou rien lorfqu’ils ne marquent que 50 
pouces , & ainfi des autres corrections à faire pour tous les autres degrés de 
chaleur entre ceux-ci , qu’011 trouvera en dreffant une table exacte fur ce 
fondement. 
Mais quant aux Baromètres doubles dont le mouvement efl beaucoup plus 
confidérable , fur lefquels la chaleur produit des effets différens dont la 
combinaifon empêche qu’on n’en puiffe facilement faire la correction par une 
table , joint que les perfonnes qui fe fervent de ces Baromètres font pour la 
plupart peu accoutumés à ces fortes de corrections ; voici le moyen dont 
je me fuis fervi afin que cette correction fe pût faire comme d’elle-même &C 
fans table. 
Ces Baromètres font compofés de deux boëtesde verre AB , qui ont com¬ 
munication fune à l’autre par un tube recourbé AC B. 
La boëte A fe termine en une pointe qui efl fcellée hermétiquement. La 
moitié fupérieure de cette boëte efl yuide d’air groffier : l’autre moitié , le 
tube 
Fg- 2 74 * 
