I§2 
Collection 
Hist. de l’Acad. S [/ R UNE irrégularité de quelques baromètres . 
K. des Sciences x - 
de Paris. 
Ann. 170?. 
Voy. les Mem. 
P- ^ 9 - iji. iJ4- 
167. 
FS« 17» 
V Oici encore , à peu-près fur la même matière, de grands fujets de dou¬ 
te , 6 c un nouveau befoin d’éclairciflemens. 
Il y a déjà quelques tems qu’on avoit remarqué à l’Obfervatoire que deux 
Baromètres fimples , remplis du même mercure , chargés de la même ma¬ 
nière , pareils en tout, pouvoient cependant ne s'accorder jamais ; c’eft-à- 
dire, n’être jamais exactement 6 c précifément à la même hauteur. Comme 
la différence étoit légère, 6 c que l’on eft accoûtumé à ne trouver jamais une 
entière précifion dans tout ce qui eft d’exécution 6 c de pratique, on n’étoit 
pas fort furpris de ce phénomène, 6 c on fe contentoit d’en rapporter la caule 
en général à quelque différence de conftruêiion infenftble 6 c inévitable. 
Mais un Baromètre ftmple de M. le Chancelier, dont on verra l’Hiftoire 
dans les Mémoires de M. Amontons, 6 c qui fe tenoit 18 ou 19 lignes plus 
bas que les autres , étonna fort toute l’Académie. Quand on l’inclinoit, 6 c 
que l’on laiffoit venir le mercure jufqu’au haut du tuyau , il le rempliffoit 
exactement, 6 c l’on n’y voyoit aucune bulle d’air , d’où l’on eoncluoit né- 
ceffairement que le vuide étoit parfaitement bien fait, 6 c ‘qu’il n'étoit refté 
aucun air qui pût tenir le mercure plus bas qu’il ne devoit être. 
Ce n’étoit point non plus que le mercure eût une pefanteur extraordinaire, 
car, outre que l’on n’a point encore vû un mercure qui pesât plus qu’un au¬ 
tre , quand on mettoit d’autre mercure dans ce même tuyau , il ne fe tenoit 
pis plus haut, 6 c le mercure de ce tuyau tranfporté dans un autre s’y tenoit 
à la hauteur qu’avoient les autres Baromètres en ce tems-là. D’où pouvoit 
donc venir une fi grande inégalité de hauteur, 6 c une ft étrange irrégularité 
Lorfque M. Amontons apporta ce nouveau fait dans une aflemblée , on 
propofa fur le champ plufieurs penfées différentes. Les uns conjeCturoient 
qu’il peut y avoir une matière moyenne entre la matière fubtile qui rem¬ 
plit le haut des Baromètres , 6 c l’air groftier que le verre empêche d’y en¬ 
trer , 6 c que le verre du Baromètre de M. le Chancelier pouvoit avoir des 
pores plus grands que les verres ordinaires, & laifter cette matière, dont le 
poids abaiffoit fi confidérablement le mercure.. D’autres croyoient que ce 
tuyau pouvoir avoir quelque humidité graffe , dans laquelle étoit contenu de 
l’air qui fe dilatoit beaucoup dès que le vuide étoit fait. D’autres enfin foup- 
çonnoient que peut-être ce verre étoit tel, que le mercure en corrodoit la lub- 
ftance , 6 c par-là dégageoit de l’air enfermé dans fes cellules ; 6 c en effet, 
en examinant ce verre avec un microfcope , ils croyoient le voir plein de 
bulles , comme les Larmes de Hollande , du moins en fa partie fupérieure. 
Chacun propofoit les expériences , qui pouvoient appuyer ou détruire fon 
opinion , mais on ne pouvoit pas les faire toutes fur un même tuyau, 6 c il 
y en avoit quelques-unes dont le lùccès dépendoit d’un tems allez long. 
M. Amontons étoit perfuadé qu’il entroit Je l’air fubtil par les pores du 
tuyau de M. le Chancelier ; 6 c comme c’étoit lui qui en étoit faili 6 c que le 
fait avoit d’abord paffé par les mains , il fut chargé par l’Académie d'exami¬ 
ner cette matière , 6c il commença par les expériences qui avoient rapport 
â fon, opinion. 
