23 2 Collection 
1 1 " le bien prendre , aller jufques-là ; parce que le relfort de l’air en D fait tou-* 
Mem. de l’Acad. jours quelque réfiftance à la diminution de fon volume , pour petite que 
R. des Sciences toit cette diminution ; 8c que quelque menu que foit le tube AB &c par coh¬ 
ue Paris. féquent quelque petite que l’oit la quantité de la liqueur contenue dans l’é- 
•Ann. 1705» tenduë de 28 pouces de ce tube , il efi: impolîîble que cette quantité de li¬ 
queur étant paflee de A B en E ne diminué le volume de l’air en D de quel¬ 
que chofe. L’étendue de cette marche de la liqueur dans le, tube A B fera 
même considérablement moindre de 28 pouces , lorfque la boule D ne fera 
que d’une médiocre grolfeur , 8 c l’expérience m’a fait connoître qu’avec 
une liqueur dont la pefanteur eft à celle du mercure environ comme 1 à 14, 
f étendue de cette marche ne peut guère être que de 20 pouces avec des 
boules de 2 pouces de diamètre ; 8 c feulement de 16 pouces avec des boules 
d’un pouce \ ; ce qui diminuëroit encore fi la liqueur étoit plus pefante. 
Mais comme au contraire on peut fort bien y en employer qui foit plus légè¬ 
re , 8 c que déjà cette marche de 20 pouces efl: au moins aufii confidérable 
que celle du Baromètre double de M. Huguens ; rien n’empêche qu’on ne 
puilfe utilement fe fervir des tubes ACD , dans lefquels il y aura de la li¬ 
queur depuis le milieu de la partie AB jufqu’en E , pour connoître par le 
mouvement de la liqueur en AB les changemens de l’atmofphére , de la 
même manière qu’on le fait avec les Baromètres ordinaires , d’autant plus 
qu’ils font plus portatifs , 8 c que n’étant pas à beaucoup près fi fufceptibles 
de mouvement, on peut fort bien s’en fervir fur mer , où le branle du vaif- 
P a go 53“ feau n’empêcheroit point d’y remarquer exaélement les différens change¬ 
mens ; ce qui ne fe peut faire avec les ordinaires. 
Après avoir reconnu que l’étenduë de la marche de la liqueur dans ces 
tubes par les feuls changemens du poids de l’atmofphére étoit alfez confidé¬ 
rable pour s’en fervir en Baromètre , 8 c après avoir partagé en 24 parties 
égales cette étenduë pour en faire une graduation qui marquât les quantités 
de mercure qui égalent le poids de l’atmofphére dans tous les changemens ; 
il me reftoit à appliquer cette graduation à ces nouveaux Baromètres. Cela 
ne me parut pas d’abord fort aifé , à caufe de l’aûion de la chaleur , qui 
changeant continuellement , ne me permettoit pas de pouvoir affigner fur 
ces tubes aucun endroit fixe à cette graduation. Mais ayant confidéré que 
cela même qui me paroifi’oit un obltacle , pouvoit me fervir de régie en ce 
que cette graduation devoit toujours fuivre le mouvement que la chaleur 
cauferoit à la liqueur ; 8 c que lorfque la chaleur ne lui caufoit aucun mouve¬ 
ment , cette graduation devoit de même relier au même endroit ; je pris le 
parti de le faire mobile , de la manière que je vais dire. 
Je mis pendant un tems allez confidérable un de ces tubes auprès de mes 
Thermomètres , 8 c j’obfervai la marche de l’un &c de l’autre dans des tems 
où j’étoisafiùré par l’obfervation du Baromètre que le poids de l’atmofphére 
n’eùt point changé : ce qui me donna le moyen de faire à côté de ce tube 
une graduation femblabîe à celles de mes Thermomètres , quoique plus gran¬ 
de. Cette graduation marquoit les changemens que la chaleur caufoit à la 
liqueur de ce tube. Après cela j’appliquai à côté de cette graduation de l’ef¬ 
fet de la chaleur , la graduation que j’avois premièrement faite de l’effet de 
la pefanteur de l’atmolpkére de forte que je la pouvois haùlfer 8 c baifler à 
ma 
