Mem. de l'Acad. 
R. des Sciences 
de Paris. 
Ann. 1705. 
pag. 228. 
1705. 
Î5». Août, 
pag. 220. • 
274 Collection 
le tuyau étant d’abord fort incliné ; quand on î’élevoit & que le vulde com* 
m'ençoit à paroître au haut, on voyoit de petites bulles d’air prefqu’imper- 
cepübles , qui devenoient tout d’un coup groffes comme de petits poids , tk 
qui entroient dans le vuide : les unes étant engagées entre le mercure & le 
tuyau , & les autres paroiffant fortir du mercure, & faifant le même effet 
que s’il eût été bouillant. Nous remarquâmes aufîi que ces bulles qui fortoient 
du mercure en élevant le tuyau lorfqu elles étoient devenues un peu groffes 5 
en le baillant elles difparoiffoient & fembloient rentrer dans le corps du mer¬ 
cure , car à l’endroit où elles difparoiffoient on ne voyoit rien contre le tuyau. 
Ce Baromètre n’a point fait de lumière en l’agitant. 
Il ne faut pas douter que toutes ces bulles , tant celles qui font engagées 
entre le mercure & le tuyau , que celles qui paroiflent fortir du mercure , 
11e foient de petites particules d’air qui y font renfermées & engagées , & 
qui étant alors déchargées de toute la pefanteur de l’atmofphére &c de la hau¬ 
teur du mercure qui les comprimoit dans le tuyau lorfque le bout ouvert étoit 
en haut, n’occupent un volume très-grand par rapport à celui qu’elles occu- 
poient auparavant ; & il eff certain que plus le tuyau fera long par-deffùs 28 
pouces ôz menu, & plus il y aura de ces bulles qui s’échapperont dans l’efpace 
que le mercure quitte , puifque tout le mercure qui occupoit cette place s’y 
eff purgé d’air. C’eff pourquoi il paroîtroit qu’il faudroit prendre des tuyaux 
d’une longueur proportionnée aux endroits où l’on voudroit mettre les Baro¬ 
mètres , & ne leur laiffer qu’un pouce au-deffus de la plus grande hauteur du 
mercure dans l’endroit où ils feroient, & qu’ils enflent environ 3 lignes de 
diamètre plutôt plus que moins & que le mercure fût bien purgé d’air. Avec 
ces précautions je crois qu’on pourrait faire des Baromètres juffes autant 
qu’on les peut faire. 
Nous ne doutons plus à préfent que le Baromètre dont nous nous fervons 
ordinairement, Sc dont le tuyau eff menu Sc trop long au-deffus de 28 pou¬ 
ces , n’ait eu beaucoup de ces particules d’air engagées dans le mercure , Sc 
entre le mercure & le verre , qui s’étant dégagées en le mettanten expérien¬ 
ce , n'aïent occupé une place confidérable dans le haut du tuyau, & que c’eft 
la véritable caufe pourquoi le mercure y eff plus bas que dans ceux qui font 
plus larges & plus courts , où ces mêmes bulles dilatées ne font pas un effet 
fi fenfible, par les raifons qu’on vient de rapporter. 
On doit remarquer que les circonffances que l’on a crû néceffaires pour 
rendre un Baromètre lumineux , paroiflent détruites par ce que nous venons 
de dire. 
DE LA HAUTEUR DU MERCURE DANS LES BAROMÈTRES . 
Par M. Amontons. 
\ J Oici une expérience très - confidérable , en ce qu’elle nous met dans la 
néceflité de faire repaffer par l’examen toutes les obfervations du Baro¬ 
mètre qui ont été faites jufqu’à ce jour. 
On a crû jufqu’ici que la hauteur du mercure dans les Baromètres étoit tou- 
e 
