Académique. 273 
jours fenfiblement la même dans un même lieu , & on a été bien éloigné de 
croire qu’avec des verres à-peu-près femblables, emplis avec le même foin du Mem. de l’Acad. 
même mercure , les hauteurs de ce mercure puflent différer entr’elles , dans R. des Sciences 
le même endroit & dans le même tems, de dix-huit lignes ou environ. C’eft DE Paris - 
cependant ce que la Compagnie va voir, après que j’aurai remarqué qu’une Ann. 170$* 
des principales raifons qui peut avoir empêché qu’on ne fe foit encore ap- 
perçû de ce phénomène , vient de ce que la plupart de ceux qui ont conftruit 
les Baromètres , ont négligé mal à pros d’y mettre des graduations qui ex¬ 
priment véritablement les hauteurs du mercure , &: qu’ils ont prefque toû- 
jours fubftitué à ces graduations véritables des graduations arbitraires , qui 
n’ont nul rapport aux hauteurs du mercure : ce qu’ils ont fait fans doute par¬ 
ce qu’ils ont bien fenti la difficulté qu’il y a de rendre ces fortes d’inftrumens 
uniformes , & que cela en augmenterait le prix & en diminuerait le débit. 
Ceft ainfi que l’intérêt eft fouvent un obftacle à la découverte de la vérité. 
On peut donc voir que ce n’eft pas fans grande raifon que j’ai rejette de 
mes Baromètres ces fortes de graduations arbitraires, parce que je fuis bien pag. 230 »„ 
perfuadé qu’on ne peut fe fervir utilement des Baromètres pour faire des ob- 
fervations exaéles , s’ils ne font gradués en parties qui expriment les pouces 
8 c les lignes des hauteurs du mercure dont ils font chargés , 8c fi d’ailleurs ils 
ne font réglés fur un même Baromètre qui en foit comme l’étalon & la régie, 
fans quoi il n’y a rien que d’incertain & qui ne conduife à l’erreur. 
En cherchant la raifon du phénomène que je rapporte il eft difficile de ne 
pas l’attribuer à l’inégalité des pores des différens verres, qui donnent paffage 
plus ou moins aux petites parties de l’air , fuivant qu’ils font plus ou moins 
ouverts : ce qui me paraît d’autant plus vrai-femblable, que je fuis affuré que 
les verres des deux tubes avec lefquels je vais faire cette expérience lont dif¬ 
férons en qualité. 
Nous fournies redevables de cette découverte à Monfeigneur le Chance¬ 
lier. Il a un Baromètre fimple monté à la manière d’Angleterre , c’eft-à-dire , 
de ceux qui ont deux petites platines de cuivre fur lefquelles font marquées 
les différentes difpofitions qui peuvent arriver dans l’air, comme beau tems ? 
changeant, pluie, &c. 
Monfeigneur le Chancelier avoit pendant un tems confidérable expéri¬ 
menté avec fatisffiélion ce que fon Baromètre lui indiquoit : mais enfin ce Ba¬ 
romètre s’étant détraqué, il eut recours à M. Homberg qui le lui remit en état. 
Depuis ce tems les variations de ce Baromètre fe font toûjours faites dans les 
parties baffes des platines , c’eft-à-dire aux endroits où elles n’indiquent que 
de la pluie, des vents & de l’orage. Monfeigneur le Chancelier ne remarquant 
rien de femblable dans la difpofition de fair, m’envoïa quérir pour examiner 
fon Baromètre. La première chofe que je fis , fut de voir , en l’inclinant, û 
le vuide étoit bien fait ; 8c ayant trouvé qu’il l’étoit autant bien qu’il le pou- 
voit être , & que d’ailleurs le mercure avoit toute la liberté du mouvement 
qu’on pouvoir demander, je répondis à Monfeigneur le Chancelier que je 
si’y voyois rien qui pût empêcher qu’il ne fit fon effet. Il prit alors la peine de pag, 23 îi 
m’expliquer ce qu’il avoit remarqué , de la manière que je viens de le dire ; 
& je lui demandai la permiffion de faire emporter chez moi fon Baromètre 
pour l’examiner plus à loifir3 ce qu’il m’accorda. Je mefurai auffi-tôt que je 
Mm 2 . 
