Ann. 170Ç. 
pag. 2 . 68 , 
Académique.' 293 
non fut exa&ement de même groffeur d’un bout à l’autre ; au contraire il g..mil 
y avoitapparence que cela n’étoit pas : partant rien de précis par ce moyen. Mem. de l’Acad: 
20. En bouchant avec le doigt le bout ouvert pour ôter la communication R- Sciences 
du mercure de la tafle d’avec celui du tube , il étoit comme impofîible que Dï PariSi 
J e mercure ne fût alors dans des balancemens qui auroient pu me donner 
des hauteurs plus ou moins grandes que les véritables. Après avoir fait quel¬ 
que attention fur tout ceci, j’en fuis venu à bout de la manière fuivante. 
Je fis tourner le vafe de bois ABCDE , dont le vuide avoit la figure d’un 
cône re&angle renverfé , & l’extérieur de celle d’un cylindre. 
Ayantenfuiteretiré le mercure du canon, j’en pré- 
fentai le bout ouvert dans le fond du cône de bois ; & 
le tenant incliné le plus qu’il me fut poffible , je ver- 
fai un peu de mercure tout à l’entour pourvoira quelle 
hauteur je ferois l’ouverture FG, qui pût fervir de dé¬ 
charge au mercure du vafe ABC , pour n’y en laiffer 
toujours précifément que la même quantité fuffifante 
pour empêcher l’entrée de l’air extérieur par le bas du 
canon. 
Après donc avoir percé le trou F G un peu en pente 
vers F , je le rebouchai avec un petit bouchon de bois que je pouvois ôten 
&c remettre à ma volonté : enfuite je remplis entièrement de mercure mon 
tube de fer , y fourrant un fil de même matière , que je tournai affez long- 
tems en tout fens pour en faire fortir toutes les petites bulles d’air qui pou» 
voient être refïées attachées aux parois intérieures de ce tube. 
Alors ayant verfé dans le vafe ABC du mercure en quantité fuffifante pour 
y plonger le bout ouvert du tube , je mis ce vafe dans un autre plus grand 
pour recevoir le mercure qui regorgeroit par la décharge FG pendant l’ex¬ 
périence.- 
Après donc avoir plongé le bout ouvert du tube plein de mercure dans 
celui du vafe ; au lieu d’élever ce tube à plomb comme on fait ordinaire¬ 
ment , je le tins dans une fimàtion fort inclinée , & dans laquelle , fuivant 
toutes les apparences, le vuide nefe de voit pas faire dans la partie fupérieure* 
Le tout étant en cet état, je débouchai l’ouverture G pour donner lieu 
à tout le mercure fuperflu de fortir ; ce qu’il fit auffi-tôt : après quoi je re- 
dreffai peu-à-peu le tube , remarquant exaéiement le moment auquel je ^ ' 
voyois le mercure couler de nouveau par Fouverture G : car cela me de¬ 
voir marquer le point où le vuide devoit commencer à fe faire ; ce qu’ayant 
exécuté plufieurs fois avec beaucoup de foin , tenant une régie graduée par 
pouces à plomb a côté du tube , j’ai toujours trouvé la hauteur à plomb 
du mercure au-deffus de F de 23 pouces 4 lignes , quoiqu’elle fût alors dans 
d’autres tubes de verre à 27 pouces 8 lignes. 
J’ai laiffé enfuite ce tube en expérience : mais pendant les cinq premières 
heures il eft forti environ le poids de 13 onces & \ de mercure. 
Pendant les fix heures enfuivant il en efl forti encore 6 onces \ , puis 10 
onces pendant 12 autres heures, & enfin huit onces pendant encore huit au¬ 
tres heures : après quoi ayant vuidé ce tube entièrement, j’y en trouvai enco¬ 
re 4 onces fi bien que le total du mercure qui étoit refté dans le tube après le 
