Académique. 573 
Le tuyau ne pouvant donc avoir moins d’une ligne de diamètre , on ne 
pag. 8, 
peut plus qu’augmenter celui des boëtes ; mais outre qu’en l’augmentant a Hist. de l’Acaô» 
un certain point, on feroitun infiniment difforme , & trop pefant, on y dé- R. des Sciences 
penferoit beaucoup de mercure , ce qui le rendroit trop cher , & en même DE Paris - 
tems difficile à tranfporter d’un lieu en un autre. M. Huguens fe contente Ann. 1708* 
quefes boëtes ayent 14 ou 15. lignes de diamètre, moyennant quoi la fenfi- 
lité du Baromètre, qui ne peut jamais être 14 3 & eff confidérablement 
moins , le petit tuyau ayant une ligne , eff à peu-près 12. Comme ilfaudroit 
que le diamètre des boëtes augmentât depuis 15 lignes jufqua l’infini, pour 
faire que le Baromètre allât depuis la fenfibilité exprimée par 12. jufqu’à 
celle qui efl exprimée par 14 , il eff manifefte qu’une très-grande augmenta¬ 
tion du diamètre des boëtes par delà 15 lignes , n’en produiroit qu’une très- 
petite & nullement confidérable dans la Cenfibilité du Baromètre au-delà de 
12 , qu’il feroit donc plus défavantageux qu’utile d’augmenter les boëtes, & 
que le Baromètre de M. Huguens, conftruit félon les proportions marquées, 
efl le plus fenfible & en même-tems le plus commode que l’on puiffe avoir , 
en ne changeant rien à fa ccnflruélion générale. 
Mais n’y peut-on rien changer ? Voici ce que M. de la Hire imagine fur 
ce fujet. 11 allonge indéfiniment le tuyau de la liqueur, en lui laiffant toujours 
une ligne de diamètre , & au bout de ce tuyau il met une troifiéme boëte 
égale en tout aux deux autres. Elles ne peuvent avoir moins de 2 pouces de 
haut, parce que les deux premières doivent contenir , comme dans le Ba¬ 
romètre de M. Huguens , toute l’étenduë de la variation du mercure, qui 
n’eff que de deux pouces ; on verra dans la fuite pourquoi la troifiéme doit 
être égale aux deux premières ; leur diamètre reffe encore indéfini. Si l’on 
fuppofela pefanteur de l’air dans un, état moyen, la moitié de la fécondé 
boëte & la moitié du petit tuyau font remplies d’huile de tartre à l’ordinaire, 
au-deffus de laquelle eff une fécondé liqueur moins pefante, comme de l’huile 
de pétrole, qui va jufqu’à la moitié de la troifiéme boëte. Ces deux liqueurs, 
font telles quelles ne fe mêleront jamais enfemble , à caufe de leur différence 
de pefanteur, qui eff cependant très peu confidérable, & n’empêche pas qu’on 
ne puiffe fans erreur fenfible les prendre également tontes deux pour être 14 
fois plus légères que le mercure. La troifiéme boëte finit en un petit bout de 
tuyau ouvert, pour recevoir les impreffions de l’air extérieur. Cela étant, 
ii l’air devient, par exemple , moins pefant que dans l’état moyen, le mer¬ 
cure de la première boëte baiffe , comme dans le Baromètre de M, Huguens. 
il entre dans le petit tuyau de nouvelle huile de tartre , & par conféquent 
cette liqueur y monte, & une quantité égale d’huile de pétrole entre dans 
la troifiéme boëte. C’eff le mouvement feul de l’huile de tartre dans le petit 
tuyau , qui marque les variations de ce Baromètre ; elle fe diftinguera par 
fa couleur. 
La conflruéfion fait voir que quelque variation qui arrive , le petit tuyau 
fera toujours plein de l’une ou de l’autre liqueur , ou de toutes les deux ; & 
que de plus , autant qu’il manquera d’huile de tartre à la fécondé boëte pour 
la remplir, autant il y aura d’huile de pétrole dans la troifiéme, puifque ces 
deux boëtes font égales en tout, & c’efl-là pourquoi elles le font. Par con¬ 
féquent il y aura dans toutes les variations différentes une même hauteur de 
