XI 
Bericht 
über die 
Ttiätigf keit der Heetion für Physik und Chemie 
im Jahre 1888, 
erstattet von dem Vorsitzenden derselben, 
Prof. A. Momber. 
1. Sitzung am 30. November 1888. 
Herr Kays er bespricht einige an einem Nobert’schen Microscope vorge¬ 
nommene Aenderungen, insbesondere die von ihm daran construirte, einfache 
Ablesevorrichtung, welche ebensoviel wie eine aus Ocular und Objectiv zusammen¬ 
gesetzte microscopische Einrichtung leistet, das Bild aber nicht umkehrt. Diese 
Vorrichtung besteht aus einem kleinen Röhrchen, nur Faden und Linse von 
planconvexer Form enthaltend. Unmittelbar hinter dem Auge kommt der 
Faden, horizontal gestellt, und in gewissem Abstande die Linse mit der con¬ 
vexen Seite voran, so dass das vom Faden ausgehende beim Durchgang der 
Strahlen durch die Linse und von ihrer planen versilberten Fläche zurückge¬ 
spiegelte Bild scharf wahrgenommen wird. Da ein schmaler Streifen Versil¬ 
berung in einer durch die Mitte gehenden und auf dem Faden senkrechten 
Richtung weggeschabt ist, so sieht bei richtiger Entfernung des Röhrchens 
zur einzustellenden Theilung das Auge auch diese durch den centralen, frei- 
gelassenen Raum genau. Um die Theilung, nicht aber den Faden, stärker ver- 
grössert als im angeführten, einfachsten Falle zu erhalten, wird auf die plane, 
versilberte Fläche der Linse unmittelbar eine zweite planconvexe Linse mit 
geeigneter Brennweite gefügt. Im betreffenden Falle sind zwei gleiche Linsen 
von 10 mm Durchmesser und 25mm Brennweite combinirt. An dem Fadenende 
der Röhre wird noch ein unter 45° geneigtes weisses Papierschirmchen mit 
centraler Oeffnung zur Beleuchtung des Fadens angebracht. Diese kleine Ab¬ 
lesevorrichtung ist an dem Objecttisch befestigt, während ein in halbe Milli¬ 
meter getheiltes und vertical am Microscoptubus befindliches Elfenbeinstäbchen 
von 80 mm Umfang, mit dem Tubus verschoben werden kann. Eine Schraube, 
mit grosser in 50 Theile getheilter Trommel, dient dazu, den Tisch in feiner 
