XIV 
zweifelhaft, ob diese Umstände wirklich Schuld trugen. Herr Kays er be¬ 
schäftigte sich gleichzeitig mit Construction von Apertometern. Als eine Frucht 
seiner Untersuchungen demonstrirt er einen Apparat, der zur Untersuchung der 
Trockensysteme dient und folgende Einrichtung hat. Auf einem getheilten 
Horizontalkreis kann eine Alhidade gedreht werden und hiermit eine im Centrum 
errichtete Säule, an welcher ein nach der Mitte zu gerichtetes horizontal ge¬ 
stelltes Microscop sich befindet. Vor dem Objective desselben wird auf der¬ 
selben Säule ein Ring mittelst Zapfens gesteckt, dessen Drehung in der Axe der 
Säule durch nach derselben Horizontaltheilung reichende Ansatzstücke, die eine 
zweite Alhidade vertreten, bewerkstelligt werden kann. Steht die Ebene des 
Ringes, dessen Mitte in der Axe des Microscops liegt, senkrecht zur Axe des 
Microscops, so ist die Ablesung an der zweiten Alhidade 90°, wenn die Richtung 
des Microscopes der Ablesung 0° entspricht. In den Ring lässt sich das auf 
Apertur zu prüfende Objectivsystem einfügen, während mit der Verschiebung 
des Microscops in seiner Axe so weit gegangen werden muss, bis der aus beiden 
zusammengesetzte optische Apparat, wie bekannt als ein nicht umkehrendes 
Miniaturfernrohr, die Bilder deutlich zeigt. Ist das Fadenkreuz des Microscops 
durch richtige Drehung des ganzen Apparates auf einen nicht zu nahen Gegen¬ 
stand eingestellt, so dreht man an der ersten Alhidade, ohne die zweite zu be¬ 
rühren, soweit herum sowohl nach links als auch nach rechts, bis das Bild des 
Gegenstandes an dem betreffenden Rande verschwindet. Die Summe beider ab¬ 
gelesenen Winkel ist der Aperturwinkel. Der auf diese Weise gemessene Winkel 
stellte sich bei einem Objectivsystem No. 7 von etwa 4 mm Brennweite grösser 
heraus, als die anderswo dafür mitgetheilte und durch das Abbe’sche Aper- 
tometer gefundene Grösse, wobei allerdings Identität der Systeme gleicher 
Nummer desselben Optikers Voraussetzung ist. Der Vortragende entnahm, da 
er die Ursache der Vergrösserung seinem Apparatsobjective zuschrieb, das für 
das Abbe’sche Apertometer eigens gearbeitete Apertometer-Objectiv von der 
Firma Zeiss in Jena, aber auch mittelst dieses änderte sich das Resultat nicht. 
Herr Kays er demonstrirte nun den zweiten von ihm construirten Aperto- 
meterapparat, welcher bei beiden Arten, Trocken- und Immersions-Systemen, ver¬ 
wendet werden kann. Er besteht einfach aus einer Glasplatte, dessen eine 
Fläche versilbert ist, und ein System eingeritzter, concentrischer Kreise ent¬ 
hält, welche, je nach Dimension bestimmten Aperturen entsprechend, zur Be¬ 
obachtung kommen. Die Platte enthält noch auf der freien Fläche ein in der 
Mitte der Ringe aufgekittetes Deckgläschen, dessen untere Seite eine kleine 
Theilung hat, und wird auf den Objecttisch des Microscopes mit der versilber¬ 
ten Seite nach unten aufgelegt. Das Microscop mit dem zu untersuchenden 
Objectiv stellt man zunächst auf diese Theilung ein, dann nimmt man ohne 
Verschiebung des Tubus das Ocular heraus und setzt dasselbe, mit dem Aper- 
tometerobjectiv vereinigt, in den Tubus wieder ein und berichtigt diese Stel¬ 
lung am Ocular so weit, bis die Ringe in der Nähe des Randes ganz deutlich 
erscheinen; der äusserste Ring wird abgezählt und wenn er mit dem Rande 
