XYI 
Dippel sehen Handbuchs der allgemeinen Microscopie, worin für eine Auswahl 
von Diatomeen die zur Auflösung erforderlichen numerischen Aperturen mitge- 
theilt sind, die auf 1,00 bezüglichen Daten, so findet sich unter Anwendung 
von schiefem Lichte angegeben: Nitzschia curvula und Navicula rhomboides 
(Frustulia) var. saxonica 36 Streifen auf ^ö~ mn \ während zur Auflösung der 
Amphipleura pellucida mit 40—42 Streifen ein System von 1,10—1,15 gehört. 
Lange vor Anwendung des apertometrischen Verfahrens hatte Herr Kayser dem 
Verfertiger des Systems die Mittheilung gemacht, dass Nitzschia curvula nicht ge¬ 
löst werde und Frustulia erst an den Ländern Streifung sehen lässt und dass er 
die auflösende Kraft auf 34 Streifen taxirt. Zugleich mit dem Einwand, dass der 
Grund der Nichtauflösung in der Herstellung der Präparate liege, liess der 
Verfertiger auch Präparate folgen, welche wirklich gelöst wurden, deren Streifung 
aber nur bis auf 26 und 24 resp. 30 ging, während die Sendung von Amphi¬ 
pleura pellucida mit dem begründenden Vermerk ,,augenblicklich nicht in guter 
Qualität“ ausblieb. 
Wenn man in dem Dippelschen Buche zusieht, wie genau die Leistungen 
der microscopischen Firmen apertometrisch abtaxirt werden können, ähnlich etwa 
der Bestimmung des Masses durch den Massstab, so dürfte die Handlungsweise 
eines Optikers, der ein Objectivsystem verkauft, welches eine geringere Apertur 
als die verbürgte besitzt, dem Verhalten eines Kaufmanns zu vergleichen sein, 
dessen gelieferte Waare an dem bedungenen Masse ein Manko zeigt. 
Es ist nun noch eines Vorzugs zu gedenken, den die Apertometer-Ring- 
Methode vor der Abbersehen hat, nach welcher letzteren an einem polirten 
Glascylinder ein Zeiger soweit herumgedreht wird, bis er in den Rand der Oeffnung 
hineinzukommen scheint. Hier wird also die Apertur jedesmal nur in einem 
bestimmten Durchmesser geprüft. Bei der Methode des Vortragenden übersieht 
man mit einem Blick den ganzen Umfang und kann auch über gewisse Defecte 
unterrichtet werden. Interessant ist es, dass an dem vorgezeigten Trocken¬ 
system No. 7 die Ringe nicht genau concentrisch erscheinen, sondern in einer 
gewissen Durchmesserrichtung am auffälligsten an einem Rande breite Inter¬ 
valle, am entgegengesetzten schmale Intervalle, und dass zur Deutlichmachung 
für erstere eine geänderte, und zwar die eingeschobene Ocularstellung nöthig 
wird. Diese Asymmetrie ist auch in der ersten Methode an der Aenderung 
der Oculareinstellung und aus der Verschiedenheit der Horizontalwinkel zu er¬ 
kennen. 
Nach dem Vortrage des Herrn Kayser zeigte der Vorsitzende einen von 
ihm hergestellten Apparat, bei dem zur Demonstration der Anziehung resp. Ab- 
stossung von galvanischen Strömen oder von Magneten und galvanischen Strömen 
statt des gebräuchlichen Ampereschen Gestells ein Horizontalpendel nach Art 
des von Weinhold (Physikalische Demonstrationen S. 499) angegebenen benutzt 
wird. Die Wirkung von Solenoiden auf einander und von Magneten auf Se- 
lenoide tritt bei diesem Apparate schon unter Benutzung eines Tauchelementes 
deutlich auf. 
