— 184 — 
deise bakover, til den indre dæmpecylinder. Denne er av 
magnalium, og glider let inde i den ytre cylinder, som er 
fæstet til jemstativet. Under et jordskjælv vil som nævnt 
pendelet holde sig rolig, mens alt andet svinger. For en iagt- 
tager vil det imidlertid ta sig ut som om pendelet svinger. 
Dette er den bekvemmeste forestillingsmaate. Og under ind- 
■ reguleringen av apparatet maa man sætte pendelet i svingnin¬ 
ger for at prøve apparatet. Vi tænker os derfor at pendelet 
svinger, og vil se hvordan bevægelsen føres videre. Fra den 
øverste tap av pendelet trykker støtstangen mot den vertikale 
vegtstang. Denne vil vippe indover, og trykker den indre 
dæmpercylinder indover med. Man kan nu regulere motstan¬ 
den mot den indre cylinders bevægelse, saaledes at pendelets 
svingninger dæmpes. Idet vegtstangen vipper indover, trækkes 
imidlertid den øverste støtstang ogsaa tilbake. Derved vil 
aksen A svinges, og skrivearmen S, som er fastklemt herpaa, 
vil følge med og gjøre utslag. Dette utslag vil saa avtegnes 
paa seismogrammet. 
De. to ruller,, hvorover seismogrammet løper, drives av et 
urverk, der sees paa fig. 1. For at de streker som pennen 
skriver ikke skal kom me oppaa hinanden, utfører rullerne en 
skruebevægelse, saa der blir 4 mm.s mellemrum mellem stre¬ 
kene. Papiret gjør en omdreining pr. time, og da diet er 
90 cm. langt, blir der hvert minut tegnet en strek av 15 mm.s 
længde. Ved utløpet av hvert minut løftes skrivearmens 
ytterste led automatisk op, og holdes i 4 sekunder, saa der blir 
et brudd i streken. Naar der er skiftet papir, merker man av 
det sted hvor pennen løftes op ved et bestemt klokkeslet. Blir 
der saa registrert et jordskjælv, tæller man minutterne fra 
begyndelsesklokkeslettet til jordskjælvets indtræden. 
Der er imidlertid andre opgaver ved seismometrien, der 
er av like stor vigtighet som den at bestemme tidspunktet for 
jordskjælvets indtræden. For det første at finde bevægelses- 
retningen. Hvis jordskjælvet har sit arnested ret øst eller vest 
fcr vor station, vil der kun komme et utslag paa 0—V- 
komponenten. Er arnestedet i nord eller syd, vil der kun 
komme et utslag paa N—S-komponenten. For mellemliggende 
retninger vil der komme størst utslag paa den komponent, hvis 
