— 227 — 
ha en særskilt automatisk strømbryter, der ofte kan volde 
ulempe — desuten maatte man benytte en likeretter for at 
hindre den tilbakegaaende strøm fra at passere gjennem røret 
og fra at virke ødelæggende paa dette. For at undgaa disse 
hjælpeapparater — der ofte var en kilde til uregelmæssig- 
heter i driften — er man nu ved større anlæg gaat over til 
at benytte vekselstrømstransformatorer, med synkront drevne 
strømvendere i den høispændte kreds. 
D 
C 
Fig. 5. Almindelig røntgenrør av ældre type. 
(A) Katode. (B) Antikatode. (C) Anode. (D) Regenerationsapparat 
til »bløtgjøring« av røret. 
Selve røntgenrøret undergik i lang tid ingen væsentlige 
forandringer, men bibeholdt i det væsentlige den form, som 
det fik umiddelbart efter straalernes opdagelse. Her utgaar 
katodestraalerne fra en katode med konkav overflate, hvorved 
straalerne bringes til at konvergere mot en ganske liten flate 
paa antikatoden, som er anbragt midt inde i en kuleforinet 
glasbeholder paa 15—25 cm. tversnit. 
I disse rør formidles utladningen ved den gas, som findes 
i røret. Gastrykket er vistnok litet og av en størrelsesorden 
1/1000 mm. kviksølv, men dets størrelse er avgjørende for ut¬ 
ladningen og bestemmer væsentlig utladningsspændingen og 
derved straalernes haardhet. 
Det er klart, at det er av største betydning at kunne ind- 
stille røret paa en bestemt haardhet, men da man i et til- 
i 
