— 228 — 
smeltet røntgenrør ikke saa let kan variere gastrykket, har 
man det ved disse rør ikke i sin magt at variere straalernes 
haardhet helt etter ønske. Dertil kommer, at gastrykket under 
utladningen vil formindskes, idet der indtrær en absorption av 
gasarten, en absorption, som jeg har vist væsentlig betinges 
av, at gasatomer i form av positive straaler med stor hastighet 
slynges ind mot katoden. Som følge av absorptionen vokser 
utladningspotentialet, og røret blir, som man sier, haardere. 
Ethvert røntgenrør av den ældre type var derfor forsynt 
med en indretning til regeneration av gastrykket. Av den- 
slags regenerations-apparater, ved hvis hjælp man kunde 
slippe ind i røret en passende mængde gas, har vi et stort 
antal forskjellige former og patenter. 
Først for faa aar siden er det lykkedes at konstruere 
røntgenrør, der er helt regulerbare, saa man er istand til paa 
en hurtig og enkel maate at indstille røret paa den haardhet 
og straaleintensitet, man ønsker — ialfald indenfor ret vide 
grænser. 
Ved disse rør utnytter man den egenskap ved de faste 
legemer, at de ved ophetning til sterk glødhete bringes til at i 
utsende en strøm av elektroner. 
Man danner røntgenrørets katode av en tynd spiralformet 
traad av et tungsmeltelig rnetal (wolfram). Denne omgives 
av en cylinder, der tjener til at samle katodestraalerne i et 
punkt paa antikatoden. Røret utpumpes til det høiest opnaae- 
lige vakuum. I dette tilfælde faar man ingen utladning gjen- 
nem røret, saalænge katoden er kold. Ophetes katodespira- 
len til hvitglødhete ved en elektrisk strøm, frigjøres elek¬ 
troner, og denne elektronstrøm sendes nu med stor hastighet 
mot antikatoden ved hjælp av den høie spænding, som anbrin¬ 
ges mellem katode og antikatode. 
Man blir altsaa helt uavhængig av gasfyldingen og behø- ; 
ver ingen regenerations-apparater. 
Strømmen likerettes av røret selv, man slipper altsaa i 
kommutering eller likeretteapparater. 
Strømstyrken gjennem røret bestemmes av antal elektro- i 
ner, som emitteres fra glødespiralen i tidsenheten, og altsaa 
av styrken av glødestrømmen. Spændingen, altsaa rørets : 
haardhet, bestemmes av høispændingstransformatorens energi- 
