VOLUMENOMETER. 
113 
A kibocsátott higaíiy F gyűjtőedénybe folyik. A kaucsukcsövet egy 
kis emeltyű-szerkezettel megszoríthatjuk, mi által a higany az egész szerke¬ 
zetben mozgásba jön. Ennek következtében a kapilláris depressiót legyőzzük, 
illetőleg mindenkor ugyanazzá teszszük, továbbá a higany meniskusa min¬ 
denkor szépen domború lesz. Ha ezt nem teszszük, úgy tapasztalás szerint 
elég nagy hibát követünk el. 
A B edényrész térfogatát vagyis a 1 jeltől a 2 -ig meg a reáforrasztás 
előtt higannyal kikalibriroztam. 21 °C-nál 1712,08 g higany fért bele két 
kisérlet középértéke szerint, a melyet 
1712,08 + (1+0.0001815,21) 
13,596 
képlet szerint kiszámítva B edény normális térfogata kitesz 126,42 cm 3 -t. 
A készülék mellé tizedfokokra beosztott hőmérő es Bunsen-féle baro¬ 
méter van elhelyezve es hogy a test kisugárzó melegétől megvédjük, az 
egesz készülék üveges szekrénynyel van körülvéve, úgy azonban, hogy a 
két csapos cső kint legyen. Hogy pedig a készülék eltérése esetében a hi¬ 
gany a szobában szét ne folyjon, az egészet egy nagy vasbádogtálba 
helyeztem el. 
A két illetőleg három alsó üvegcsap (b, c, e) jól le van kötözve, hogy 
a higany nyomásának ellent tudjon állami. Minden leolvasást és a pontos 
beállítást a kb. 2 m távolságban elhelyezett távcsőből végezzük el, mi a 
leolvasás pontossága végett és azért is jó, hogy testünkkel a készüléket fel 
ne melegítsük. 
A készülékbe mindig teljesen száraz levegőt bocsátunk es a vizsgá¬ 
landó testet is előbb megszárítjuk. 
Minthogy az egész készülék üvegből van, továbbá ez valamint az 
üvegbarometer mindenkor egyenlő hőmérsékletű térben van, ezért a külön¬ 
ben szükséges korrektiók elmaradnak. 
A meghatározás menete. 
Az A részbe beleteszszük a kis üveghengert, a mely a vizsgálandó test 
betevésére való, a reácsiszolt lemezt jól ráillesztjük és a kis a csapot nyitva 
hagyjuk. D higanynyal telt gömböt a felső állásba helyezzük, a b csapot 
kinyitjuk, hogy a higany a készülékbe az 1 jel fölé emelkedjék, azután a 
b csapot elzárjuk, mostan a távcsőbe benézve az e csapon át annyi higanyt 
bocsátunk le, a míg ez pontosan a jelnél marad, közbe-közbe a csövet meg¬ 
szorítjuk. Ha ez megtörtént, akkor a felső kis a csapot elzárjuk, a D göm¬ 
böt az alsó helyzetbe állítjuk, b csapot kinyitva annyi higanyt bocsátunk 
le a készülékből, míg a 2-ik jelhez közel jön, azután b csapot megint elzár¬ 
juk és a távcsövön át a 2-ik jelig úgy mint fentebb pontosan beállítjuk. 
Földtani Közlöny. XXI. köt. 1891. (89) g 
