VOLÜMENOMETER, 
115 
A készülék fűtetlen és ha lehetséges északra néző szobában legyen 
elhelyezve, vagy legalább abban az időben dolgozzunk, a midőn a szobába 
a nap bele nem süt, azaz kerüljük mindazt, a mi a szoba hőmérsékletét 
észrevehetőig megváltoztatja. 
Minthogy a készüléket az egyik helyről a másikra átvinni nehézséggel 
jár, ezért ennek hx helyet keressünk ki és úgy rendezzük be, hogy közvet¬ 
lenül a készülék közelében helyezhessünk el nagyobb számú vizsgálandó 
anyagot, valamint több anyagtartó edénykét, a melyek, ha itt hosszabb 
ideig állottak és igy egyenlő hőmérséklettel Iárnak, számos meghatározást 
végezhetünk el egymás után. 
A kísérlet kivitelénél időt kell engedni arra, hogy a midőn a higanyt 
a i-ik jelre lebocsátottuk, a pontos beállítás ne azonnal történjék, hanem 
várjunk néhány másodperczig. A pontos beállítással ekkor sem kell meg¬ 
elégedni, hanem a kaucsukcsövet az emeltyűszerkezettel többször meg¬ 
nyomni, hogy ez által a higany az egész készülékben mozogjon, fel és alá 
szálljon s így egyrészről a kapilláris erőket a minimumra redukáljuk, más¬ 
részt hogy domború meniskust nyerjünk. A higany lebocsátása után a pon¬ 
tos beállítással azért is kell egy ideig várni, mert a levegőnek tömege a 
gyors kiterjedésnél egy kissé lehűlt, a mit ezen készülék igen jól megmutat. 
Ha t. i. a higany lebocsátása után azonnal a jelre pontosan beállítjuk, azután 
egy rövid idő múlva pedig a távcsőbe tekintünk, akkor, különösen ha a 
kaucsukcsövet megszorítottuk, azt látjuk, hogy a higany a jel fölé emelke¬ 
dett, vagyis a térfogat kisebbedet!, a mi elmarad, ha elegendő ideig azaz 
addig vártunk, a mig a lehűlt levegőtömeg a szoba hőmérsékletét felvette. 
A vizsgálandó anyagnak tökéletesen száraznak kell lenni, azaz hygro- 
skopikusnak lenni nem szabad, mert ezen esetben a vízgőz tensiója zavaró¬ 
lag hat. Nagyon helyes tehát, ha nemcsak az anyag meg van szárítva, hanem 
az edényben levő levegő is teljesen vízgőzmentes, a mit elérhetünk úgy, 
hogy chlorcalcium és foszforpentoxydon keresztül ment levegőt vezetünk 
be, illetőleg ezzel több ízben mintegy kiöblítjük. 
Ha a vizsgálandó testet megszárítani igen nehezen lehet, úgy gondos¬ 
kodni kell arról, hogy a készülékben levő levegő telítve legyen vízgőzzel, 
hogy ezáltal a hőmérsékletnek megfelelő legnagyobb tensióját felvegye. 
A kristályvizet tartalmazó testek is a nagyobb ritkításnál jelentékeny 
mennviségű vízgőzt bocsátanak el magukból, a melynek tensiója szintén 
zavarólag hat és ilyen esetekben ugyancsak arra kell törekedni, hogy a 
készülékben az egész kísérlet alatt, tehát kezdettől végig, vízgőzzel telített 
levegő legyen jelen. így jó eredményt nyerhetünk és correctio haszná¬ 
lata sem szükséges. 
Ha a netalán jelenlevő vízgőznek a tensióját tekintetbe nem veszszük, 
úgy igen nagy hibát követünk el. 
A vizsgálandó anyagot az edénykébe, ha ez nagyobb darabokból vagy 
(91) 8* 
