118 
MUEAKÖZY KAROLY : VOLUMENOMK'í KK. 
Készülékem 1 m hosszú közlekedő cső. Az egyik szár felső végén egy 
60—70 cm 8 űrtartalma üvegedény van (a), melyet nagy felületen köszörült 
dugóval zárhatok he; (a) edénybe helyezem el a tárgyat, melynek térfogatát 
keresem, meghatározott térfogatú üvegvederbe (b); (b) veder platinafülénél 
fogva a dugó alján levő horogra van felakasztva. Az (a) edény az alatta 
lenyúló csőtől egy liáromfuratú csappal van elválasztva (c). Ez a szár hosszá¬ 
ban mm osztályzattal van ellátva és pontosan kalibrálva (d). 
A másik szár hasonló hosszú, erre a hajlítás felett egy 60—65 fokkal 
lefelé hajló csapos cső van forrasztva (e, f). 
A (e) szárba öntöm fel a kénesőt addig, míg az (d) szárban a csapig 
emelkedik, azután a csapot úgy fordítom el, hogy 
a (d) szárat csukja és az (a) edény belsője közleked- 
hetik a levegővel. 
Ha most (f) csapot kinyitom, (e) szárból lefolyik 
a kéneső mindig pontosan a csapig. Azt a pontot a 
(d) száron, mely az így képződött kéneső meniskussal 
egy síkban van, o-val jelölöm s innét fölfelé osztom 
be a (d) szárt mm-ekre. 
Mivel (d) szár hossza az (o) mm-től (c) csapig 
több mint 800 mm bosszú, természetes, hogy mikor 
e szárból a kénesőt lebocsátom, (d) szárban is fog az 
esni, még pedig olyan mélyre, hogy a benn maradt 
oszlop magassága (o)-tól számítva, elenyésző csekély 
eltéréssel a barométer állásával vág össze. 
Ilyen módon a barométer is feleslegessé válik, 
pár pillanatig várok és leolvasom (d) szárban az osz¬ 
tályzatot, a hol a kéneső meniskusa áll, s ezt az 
értéket használom az uralkodó barometerállás meg¬ 
állapítására. 
Ezután c csapot úgy fordítom, hogy közleke¬ 
dést hozok létre általa (a) edény és (d) szár között. 
Az (a) edénybe zárt levegő ilyenkor a nyomás csök¬ 
kentésére kiterjed, (d) szárban a kénesö-oszlop alább 
esik és (f) csapon lefolyik a kéneső feleslege. 
Ha nyugalom állott be, ismét leolvasok (d) szár 
osztályzatán. Ha (a) edényben csak levegő volna, úgy az a nyomás csökken¬ 
tésével kiterjedne Y térfogatra, de mivel valamely testet is tettem bele, a 
mely (a) edényből levegőt szorított ki, hasonló nyomáscsökkentésre a vissza¬ 
maradt levegő kevesebb térfogatra terjed, azaz V-—v térfogatú lesz. A két 
érték közötti külömbség v. Ez az érték visszaszámítva az uralkodó baronie- 
terállásnak megfelelő térfogatra, nem más, mint a vizsgálandó testnek kere¬ 
sett térfogata. 
(94) 
