VOLUMENOMETER. 
143 
Glasplatte bedeckt, welehe, besonders wenn sie mit einem Gemenge von 
Wachs und Olivenöl schwach bestrichen wird, ausgezeichnet schliesst. 
Dér untere Teil ist an drei Stellen verengt damit die Communication mit 
dem darunter liegenden Gefásse B auch dann sicher sei, wenn wir einen 
zűr Aufnahme des zu untersuchenden Materiales dienenden Glascylinder in 
dasselbe légén. 
In vielen Falién ist es zweckmássig, wenn wir den zu untersuchenden 
Körper in ein mit einem durchbohrten Glasstöpsel versehenes Gefáss gébén. 
Dér dem Experimente unterworfene Körper kann dann niclit so leicht Feuch- 
tigkeit aufnehmen; ferner, wenn wir das Quecksilber rasch biliéin lassen d. h. 
den Druck plötzlich verringern und in dem Gefáss ein staubförmiger Körper 
ist, dann kann die Luft bei ilirem schnellen Freiwerden leicht Staub mit sich 
reissen, aber dér Stopsel verhindert dies, wodurch dér Apparat rein bleibt; 
schliesslich kann mán das kleine Gefáss in den Apparat leiehter liineinlegen 
und wieder herausnehmen. 
A 11 den unteren Teil dér U-förmigen Köbre sind zwei Háhne angebracht, 
mit dem einen b ist mittelst einer mit Leinwand vernáhten dicken Kaut- 
schukröhre die Glaskugel I) verbunden, welehe die zűr Füllung des Appa- 
rates nöthige Quecksilber-Menge enthált. Sie wird von einem Bunsenstativ 
getragen. Ist das Gefáss Di in dér oberen Stelláiig, d. li. wenn das Stativ 
am Tische steht, dann ist dér ganze Apparat etwas über das Zeichen 1 mit 
Quecksilber zu füllen ; bringen wir aber die Glaskugel Da in die untere Stel- 
luiig, d. h. stellen wir es mit dem Gestelle zugleich auf die Erde, und 
öffnen wir den Halni b, dann ist das Quecksilber aus dem Apparate bis zu 
dem unteren Zeichen 2 herabzulassen. 
Dér an die U-förmige Köbre angebrachte zweite Halni c führt mittelst 
einer dickwandigen und c. 2 m lángén Kautschukröhre zu dér neben dér 
Ablesungsscala angebrachten, fein ausgezogenen, mit einem Halni ver- 
sehenen Köbre e, die dazu dient, dass wir das im Apparate über dem Zeichen 
befindliche Quecksilber durch das Fernrohr beobaebten und genau bis zum 
Zeichen einstellen. Dér Halni c kann wábrend dér ganzen Dauer des Expe- 
rimentirens offen bleiben, er bildet daber kehien wesentlichen Teil des Appa- 
rates und ist nur dér Yorsicht lialber zweckmássig. 
Das herausgelassene Quecksilber Hiesst in das Sammelgefáss F. Die 
Kautscbukröbre können wir mit einer klemen Hebelconstruction zusammen- 
drücken, wodurch das Quecksilber im ganzen Apparat in Bewegung gerátb, 
infoige dessen wir die capillare Depression besiegen, respective jederzeit zűr 
gleicben maciién, ferner wird dér Meniscus des Quecksilbers immer scliön 
convex sein. Tliun wir dies nicht, so hegelien wir dér Erfahrung gemáss einen 
grossen Feliler. 
Das Volumen des Gefásstheiles B, d. h. vöm Zeichen 1 bis 2 habé ich 
noch vor seiner Fixirung mit Quecksilber auskalibrirt. Bei 21 0 C gébén 
[33] 
