144 
AL. KALECSINSZKY : 
1712,08 gr Quecksilber hinein, was nach dem Mittelwert zweier Versuche 
nach dér Formel 
1712,08 + (1 + 0.0001815,21) 
13,596 
berechnet fúr das Gefass B ein uormales Volumen von 126,42 cm 3 ergiebt. 
Neben dem Apparat ist ein in Zehntelgrade getheilter Thermometer 
und ein Bunsen’scher Barométer angebracht und damit wir den Körper 
gégén die ausstrahlende Wárme schützen, ist dér ganze Apparat mit einem 
Glaskasten umgeben, aber so, dass die beiden mit Hábnen verselienen Röhren 
aussen bleiben. Damit aber im Falle dér Beschádigung des Apparates das 
Quecksilber sicli nicht im Zimmer zerstreue, so stelle ich das Ganze in eine 
Schüssel von Eisenblech. 
Um dem Drucke des Quecksilbers zu widerstehen, sind die drei Glas- 
lialine b, c, e gut verbunden. Jede Ablesung und die genaue Einstellung 
führen wir mit dem in einer Entfernung von beiláuiig 2 m stehenden Fern- 
rohre aus, dies ist nicht nur dér Genauigkeit dér Ablesung halber gut, sondern 
aucli deshalb, damit wir mit uuserem Körper den Apparat nicht erwármen. 
In letzteren lassen wir immer vollstiindig trockene Luft eintreten und 
auch dér zu untersuchende Körper ist vorher gut zu trocknen. 
Nachdem dér ganze Apparat aus Glas ist und sicli ebenso wie dér 
Glasbarometer immer in einem Raume von gleicher Temperatur beíindet, so 
bleiben die sonst nothwtudigen Correcturen weg. 
Dér Gang dér Bestimnmng. 
In den Theil A gébén wir den kleinen Glascylinder, dér zűr Aufnahme 
des zu untersuchenden Körpers dient, befestigen gut die darauf geschliffene 
Glasplatte und lassen den kleinen Halni a offen. Die mit Quecksilber getüllte 
Glaskugel D bringen wir in die obere Stellung, öffnen den Hahn b, damit 
sicli das Quecksilber im Apparate bis über das Zeiclien 1 erliebe; dann 
sperren wir den Hahn b ab, seben in das Fernrohr und lassen dabei durch 
den Hahn e so viel Quecksilber abÜiessen, bis es genau bei dem Zeiclien 
stchen bleibt, dabei verengern wir mitunter mittelst Druck die Röhre. Ist 
dies geschelien, so sperren wir den oberen Hahn a ab, bringen die Glaskugel 
D in die untere Stellung, öffnen den Hahn b und lassen so viel Quecksilber 
aus dem Apparate ablliessen, bis es nalie zum Zeiclien b sinkt, sperren dar¬ 
auf den Hahn b wieder ab und stellen mittelst des Fernrohres wieder genau 
ein. Damals wird das Quecksilber in dér Röhre C nicht in dér dem Zeichen 
2 entsprechenden Ilolie sein, sondern z. B. bei 369 mm. Zugleicli lesen wir 
den Stand des Barometers und Thermometers ab. 
Nun bringen wir das Gefass I) in die obere Stellung und füllen den 
Apparat bis zu dem Zeichen 1. In das kleine Glasgefáss gébén wir den zu 
[34] 
