ÁL. KALECSINSZKY 
146 
Zimmer scheint, d. h. mán vermeide alles, was die Temperatur des Zimmers 
merklich verándern kann. 
Nachdem dér Apparat nur sehwer von eiuem Orte zum anderen trans- 
portirbar ist, so gébén wir ihm eine fixe Stelle, an dér uns Ralim genug bleibt, 
nm in seiner Náhe das Untersuclmngsmaterial so wie mehrere Aufnahms- 
gefásse dórt niederlegen zu können, welche wenn sie allda lángere Zeit kin- 
durch verbleiben und so gleiche Temperatur annehmen, so die aufeinander 
folgende Ausführung zahlreicher Bestimmungen ermöglichen. 
Wenn wir bei dér Ausführung des Experimentes das Quecksilber bis 
zum Zeichen 2 niedersinken lassen, hat die genaue Einstellung nickt sogleich 
zu geschehen, sondern erst nach einigen Secnnden. Wir babén uns ferner mit 
dér genauen Einstellung niclit zu begnügen, sondern rnüssen die Kautsckuk- 
röhre mittelst des Hebelwerkes mehrmal drücken, damit das Quecksilber sich 
im ganzen Apparate bewege, auf-und absteige und so einestheils die capillaren 
Krat’te auf ein Minimum reducire, andererseits einen convexen Miscus gebe. 
Mit dem Sinkenlassen des Quecksilbers habén wir bei dér genauen Einstel¬ 
lung auch deshalb einige Zeit zu warten, indem die Masse dér Luft bei dér 
raschen Ausdehnung sich ein wenig abkühlt, was dieser Apparat sehr gut 
zeigt. Wenn wir námlich sogleich die genaue Einstellung vornehmen, und 
kurze Zeit darauf mit dem Fernrohre beobachten, dann sehen wir, besonders 
wenn wir die Kautschukrökre gedrückt habén, dass sich das Quecksilber über 
das Zeichen erboben hat, oder dass sich das Volumen verringerte, was weg- 
bleibt, wenn wir genügend, d. h. so lángé warteten, bis die abgekühlte Luft- 
masse die Temperatur des Zimmers angenommen hat. 
Das zu untersuchende Matériái muss vollkommen trocken sein, d. h. 
es darf nicht hygroskopisch sein, weil dann die Tension des Wasserdampfes 
störend einwirkt. Es ist daher nothwendig, dass nicht nur das Matériái ge- 
trocknet sei, sondern auch die im Gefáss enthaltene Luft sei vollstándig 
dampffrei, was wir so erreichen können, wenn wir durch Chlorcalcium und 
Phosphorpentoxyd gestrichene Luft hineinfükren, respective mit derselben 
wiederholt gleichsam ausspülen. 
Sollte sich das zu untersuchende Matériái nur sehr sehwer trocknen 
lassen, so sorgen wir dafür, dass die im Apparate befindliche Luft mit 
Wasserdampf gesáttigt sei und dadurch die dér Temperatur entsprechende 
allergrösste Tension annehme. 
Die Krystallwasser enthaltenden Körper gébén ebenfalls bei dér gros- 
seren Verdünnung betráchtliche Wasserdampfmengen ab, dérén Tension 
ebenfalls störend einwirkt und in solchen Falién habén wir dahin zu trach- 
ten, dass im Gefáss wáhrend des ganzen Experimentes, d. i. alsó vöm Anfang 
bis zum Ende desselben, mit Wasserdampf gesáttigte Luft vorhanden sei, 
wobei wir ein gutes Resultat erreichen können und die Anweudung dér Cor- 
rection nicht nothwendig wird. 
[361 
