VOLUMENOMETEB. 
147 
Wenn wir die Tension des vielleicht vorhandenen Wasserdampfes nicht 
in Betracht nehmen, so hegelien wir einen sehr grossen Fehler. 
Das Untersucliungsmaterial bringen wir, wenn es aus grösseren Stucken 
oder Krystallen besteht, einfach mit dér Pincette in das kleine Gefáss, ist 
jenes aber pulverförmig, so führen wir dies mit Hilfe einer Trichterröhre an 
breiterer Oeffnung ein. 
Das so angefiillte Gefáss bringen wir an seinen Őrt zurück, warten dann 
einige Zeit, damit jenes die von unserer Hand angenommene Temperatur aus- 
gleiche und sollten wir etwaige Zweifel babén, so können wir die zweite 
Reilie dér Beobachtungen wiederholen, was nicht sehr schwierig ist. 
Die zum Fernrohr führende lángé Röhre habé ich an ein Brett befe- 
stigt, damit sie immer in gleicher Lage bleibe; sonst würde síeli bei etwaiger 
Veránderung derselben das Niveau des im Apparate befindlichen Queck- 
silbers ándern, was eine Fehlerquelle wáre. 
Die oífene Röhre des Barometers habé ich mit einer lángeren Kaut- 
schukröhre verbunden, so dass diese aus dem Glaskasten herausreicht; ein 
Druck auf dieselbe verursacht die Bewegung des Quecksilbers, was mán 
vor jeder genauen Ablesung des Barometerstandes nothwendigerweise aus- 
führen muss. 
Bei grossen Stürmen ist es wegen dér Unbestándigkeit des Barometers 
nicht rathsam mit dem Apparate zu arbeiten. 
Unter die Vortlieile dieses Apparates rechne ich den, dass mán eigentlich 
mit Quecksilber nicht zu manipuliren, auch dasselbe nicht zu wágen braucht, 
wie dies z. B. bei den Volumenometern Rbgnault’s und Rüdoef’s dér 
Fali ist. 
Bei dér Bestimmung des Volumens dér Körper braucht mán daher nicht 
nach dem Gewiclite zu messen, mán hat einfach nur einige Scala-Ablesungen 
zu machen; nur wenn wir das specifische Gewicht des Körpers bestimmen 
wollen, müssen wir das Gewicht des zu untersuchenden Körpers keimen. 
Mit den Modificationen habén wir das erreicht, dass dér Apparat 
wáhrend des Experimentes sicli nicht erwármt, was für das Resultat von 
wesentlichem Einflusse ist; ferner geschieht die rasche und genaue Einstel- 
lung zu den definitiven Zeichen sehr leicht. 
Bei meinem Apparate ist dér wesentliclie Theil, námlich derjenige, in 
den das Untersucliungsmaterial gelegt wird und jener Theil, an welchem die 
Druckdifferenz abgelesen wird, fix und blos das Quecksilber bewegt sich in 
demselben. 
Das grosse, das Quecksilber enthaltende Gefáss D, welches mit einem 
Halin verschliessbar ist, dient blos zűr annahernden Einstellung des Queck¬ 
silbers und dér kleine neben dem Fernrohr befindliche Hahn c zűr genauen 
Einstellung. 
Mit dicsem Apparate kann mán zahlreiche Bestimmungen nach ein- 
[ 37 ] 10 * 
