1873 DE CHANCOURTOIS.- PRÉSENTATION D UNE BOUSSOLE. 347 
d’hui réalisées me paraissent rendre son usage assez avantageux pour 
qu’il puisse être utile d’en donner la description. 
Dispositions générales. — La boussole contient, suivant l’usage, un 
éclimètre à perpendicule. On y a joint un niveau à réflexion, dont le 
miroir tient à une sorte d’alidade qui rentre dans le double fond du tam¬ 
bour, et se tire au moyen de l’anneau de suspension. Le point d’attache 
de cet anneau est placé de façon que, l’instrument étant suspendu libre¬ 
ment, le miroir appliqué sur l’alidade est exactement vertical. L’image 
de la pupille se projette par conséquent sur l’horizon. Gomme d’ha¬ 
bitude, une vis de calage permet de régler la verticalité du miroir, qui 
est vérifiée par le retournement au moyen d’un étamage fait à l’envers 
sur une partie de la glace. 
L’étamage principal est coupé par une ligne qui fait de ce miroir relevé 
une pinnule oculaire. La pinnule objectif est une pointe qui se dresse sur 
le bord du limbe à l’extrémité opposée de la ligne de foi. 
La charnière du miroir est disposée de manière qu’il puisse s’incliner 
sur l’alidade et qu’il serve ainsi, dans un autre mode d’observation, 
à viser par réflexion les points plus ou moins écartés des plans du limbe. 
Le levier qui cale l’aiguille aimantée est mu par un bouton tournant, 
dont l’action sans secousse, déterminée par le simple frottement du doigt, 
permet, autant que possible, de conserver l’aiguille soulevée et fixée dans 
la position relative où elle s’est arrêtée ; ce perfectionnement est dû à 
M. Douvillé. 
On a disposé, pour mettre l’instrument en station, un support à genou 
sphérique, qui se visse d’un côté au centre de la plaque de fond, de l’autre 
sur un support quelconque. Cette pièce est logée dans le double fond du 
tambour, à l’opposé de l’alidade, dans une case fermée par un verrou qui 
sert à protéger la pointe repère rabattue. 
Enfin le tambour est garni latéralement de deux cales réglées parallèle¬ 
ment à la ligne de foi, et dont la portée est doublée par le déploiement de 
deux appendices à charnières. 
Repérage de la ligne de foi. — D’après les indications qui précèdent 
on voit que l’on a trois moyens pour rendre la ligne de foi parallèle à la 
ligne horizontale ou à la ligne de pente dont on veut déterminer la direc¬ 
tion ou l’inclinaison. 
Pour opérer par visée directe il faut nécessairement que l’instrument 
soit mis en station avec le support ; on se sert alors de la pointe repère 
dressée perpendiculairement au plan du limbe du côté du point 0°, et de 
la pinnule à fente relevée à l’extrémité opposée 
On peut opérer autrement, avec l’instrument tenu dans la main, au 
moyen de la pointe repère relevée au point 0° et du miroir de la pinnule 
oculaire, en tournant le limbe jusqu’à ce que, dans le miroir convenable- 
