FELSŐ - OLASZORSZÁGI FÖLDKEN GES. 
209 
szak— 10° — kelet irányban, csupán az első inga mutatott gyenge mozgást 
kelet — 10° — dél irányban. 
A legnagyobb rajzot adta az lm. 15 cm. inga 0 mm. 6 hoszszal. 
Veronában 3 inga 10 m., 3 m. és 05 m. hosszúsággal, 15 mm., 5 
mm. és 3 mm. rajzot hagytak hátra; ugyan¬ 
ezen observatoriumban van egy GoiRAN-féle Kelet (Őst) 
sismograph, a mely egy ío inga es négy mellék¬ 
ingából áll elektrikus contacttal. Ezen készülék 
jelezte közelítőleg az irányt (észak-nyugat-dél- 
kelet) és az időt. 
Velenczé-hen egy CEccm-féle sismograph 
hasonló eredményt mutatott mint Moncalieri- 
ben. 
Florencz- ben CEccm-nek observatoriumá- 
ban5 inga van, a melyek 6 métertől 38 mm-ig 
változtak, ezeknek rajzai föképen észak-észak- 
keletirányt mutattak. 
A legnagyobb kiütést (34*5 mm.) a ^'20 m. 
hosszú inga adta. Ezen készülék el van látva 
egy oscilláló spirálissal is, a mely hétszeres 
nagyítással 6 - 3 mm-nyi rajzott adott. 
Ugyanezen ohservatoriumban van még egy 
CEccm-féle microsismograph folytonos jelző 
szerkezettel; ez is úgy működött mint a sismo¬ 
graph és az időt is közelítőleg megadta. 
Florencz mellett Bertelli úr observatoriu- 
mában egy 2‘50 m. hosszú önjelzö inga 56 
mm-nyi észak-nyugat-dél-keleti irányú és 48 
mm-nyi észak-kelet-dél-nyugat irányú görbét 
adott. 
A Bertelli -féle isosismométer bizonytalan 
eredményt adott. 
A földrengés idejet megadta egy Bertelli- 
féle jelző és Brassart testvérek egy jelző 
táblája. 
A san-lucca-i observatoriumban Bologna 
mellett az avertisseur á sphére de Cecchi-ről 
a szeg leesett; a Bertelli-fele jelző megállította 
az órát. Ugyanitten a Malvasia -féle avertisseur, 
a Bertell i- /ví/c isosismométer, a CoMPAGNoi.Li-fe/c chronograph és egy 
BERTELLi-/é/c golyós jelző (avertisseur a boules numérotées de M. Bertelli) 
készülékek nem működtek vagy pedig zavaros jelzést adtak. Az egyszerű 
6 h 221 
Nyugat 
West 
2. ábra. 
Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. 
( 151 ) 
14 
