(23) 
parato, ut quaevis uncia aquae 6 grana falis Sociae 
eryftallifati contineat. 
Cap. III. Fundum fummae humoris copiae. Hujus p. 20. 
reperiundi Cl. Audor hanc rationem iniit. Collo¬ 
cat hygrometrum in campana vitrea, aquae impolita, 
cuius parietes internos femper humidos undique fer¬ 
vat. Ita nimirum aer campanae inclufus cum undi¬ 
que aqua circumdatus fit, tantam aquae copiam fol- 
vet et in fe recipiet, quantam potefit ad fatietatem us¬ 
que comprehendere. Hygrometrum ergo in ifto ae¬ 
re collocatum afcendet usque ad gradum iummae 
humoris copiae, quam potell aer continere. Capil¬ 
lus recens codus folet plerumque per duas horas ex¬ 
tendi, antequam ad iftud copiofillimi humoris indi¬ 
cium perveniat. Nimis oneratus aut teufus capillus 
crefcente humoris copia retrogradus fit progrediente 
tempore. Caloris viciffitudiues non mutant pundum 
copiofillimi humoris. 
Cap. IV. Pundum fummae feritatis , In aere fic- p‘ 3 1 * 
co capillus calore extenditur (calor enim quaevis cor¬ 
pora extendit), in aere humido contrahitur calore 
(qui aerem, adeoque et capillum ipfum exficcat). In¬ 
de Cl, A, fequentem modum inveniendi pundi fum¬ 
mae ficcitatis excogitavit. Siccat aerem campanae in- 
clufum, introduda patella cum nitro et fale Tartari 
vehementer calefado et paene candefcente, donec ca¬ 
pillus audo calore non contrahatur amplius, fed ex¬ 
tendatur potius, reftituto autem priore caloris gradu 
ad idem rurfus hygrometri-pundum redeat; quae 
tamen ratio multum habet molefiiae et difficultatis. 
Cap. V. Pyrometricae capilli mutationes non nifi P- 4 1 * 
in aere ficco poffunt determinari. In ea ficcitate, quae 
Ope falium potefl obtineri, mutatio unius gradus 
Thermomefri Reaumuriani longitudinem capilli 19 
partibus miilionefimis auxit, feu fecundum fcalam 
hygrometricam Cl. Audoris mutationem grad. hy¬ 
grometri produxit. 
B 4 Cap. 
