( 26 ) 
tnethodum efle indirectam. Sumit, qui ea utitur, pof- 
fe aerem aqua flue humore fatiari, et re ipfa fatiatum 
elle tum, cum per aliquod tempus, incertae tamen et 
indefinitae longitudinis, aquae contiguus fuit. Cum 
vero difficillimum fit, certa et indubitata verae fatu- 
rationis ligna reperire, et tempus, quo ad aerem hu¬ 
more fatiaudum opus e fi, rite determinare, colligi 
potefi facili negotio, quam incerta et fallax fit haec 
inueftigandae humiditatis ratio. Tertia methodus in 
eo confiftit, ut humor in aere fufpenfus ope frigoris 
condenfetur et in aquam conuertatur, quo fado hu¬ 
moris copia vel e quantitate aquae, quam certus fri¬ 
goris gradus fuperficiei vafis determinatae magnitudi¬ 
nis ind*uxit, vel e gradu frigoris ad producendam 
praecipitationem vaporum necefiarii potefi cognofci. 
Inde hygrometra Academiaefloreniinae, Abb. fonta¬ 
nae, Ci. le koi etc., quorum ufus, cum aeris con¬ 
ditionem non nifi in vafe claufo neque tempefiate 
valde frigida aut ficca indicent, ardioribus limitibus 
continetur. Confultum tamen eft, in difquifitioni- 
bus phyficis omnia hygrometrorum genera fimul ad 
ufum adhibere. 
Cap. II. examen hygrometri e capillo humano 
conftrudi exhibet. Boni hygrometri ea debet effie 
indoles, ut variationum magnitudine et celeritate ex¬ 
cellat, fibimetipfi et aliis hygrometris femper congruat, 
a nulla alia caufa praeter humorem mutetur, et vari¬ 
ationes mutationibus aeris proportionales exhibeat. 
Variationum magnitudo • pendet' a lixiuii modo et a 
longitudine vectis, qui indici ineft. Fortius lixiuium 
et diutius continuatum maiores reddit capilli muta¬ 
tiones, impedit vero, quo minus eiusmodi capilli ri¬ 
te fibiinuicem refpoudeant et congruant, quapropter 
in hygrometris, quae inter fe inuieem conferri de¬ 
beat et comparari, modus tenendus efi in lixiuio ad¬ 
hibendo. Vedis brachium breuius in hygrometro 
portatiii potefi efle 2 lia: diameter axis hygrometri 
maio- 
