c as) 
amplo. Vfus ejfl Cei. A. fphaera vitrea, cuius folidi- 
tas 4 pedes cubicos expblear, in qua quidem ae¬ 
rem primum exficcabat, deinde ope chartae madi¬ 
dae magis magisque humeclabat. Experimenta ipfa 
90 redegit in tabulam, e qua lubet exempli cau- 
ia, quae fequuntur, decerpere. Hygrometro 25 
gradus indicante, calor per 1 gr. thermometri muta¬ 
tus, mutationem o, 45 gr. hygrometri producit. 
Indice hygrometri 42 gradus notante, mutationes 
utriusque inftrumenti, hygrometri nimirum et ther¬ 
mometri, aequalem graduum numerum explent. Hy- 
grometrum 100 gradus, flue fummum humorem in¬ 
dicans, mutatione caloris per 1 gr* thermometri, 
1, 09 6 gr. mutatur. Hygrometrum 72 gr. indicans, 
calore 1 gr. mutato, per duos gradus, et 93 gr. in¬ 
dicans per tres gradus mutatur. Apparet ex his, ra¬ 
tionem etjegein mutationum utriusque inftrumenti 
fatis effe anomalam, cuius rei hanc rationem reddit 
Auctor, ut dicat, calorem in capillum humidiorem, 
qui humorem non tanta cum vi retineat, fortius, in 
capillum valde limpidum vero imbecillius agere, quo¬ 
niam permagna humoris copia opus fit, ad ultimos 
extentionis gradus puncto faturationis proximos in ca¬ 
pillo producendos. Alia, quam §. 92 exhibet, ta¬ 
bula indicat, quanta thermometri mutatione opus fit 
ad hygrometrum certum gradum indicans per 1 gr. 
mutandum; et quanta thermometri mutatio aerem 
tam frigidum fit redditura, ut eo, quem continet, 
humore plene fatiatus fit, et paulo magis refrigera¬ 
tus rorem demittat, quarum tabularum ufus fine du¬ 
bio patet latillime, quanquam nulli alii hygrometro, 
praeter id, quod e capillo paratur, poliunt adhiberi. 
p*I3<J» Cap. V. Quaenam ratio intercedat inter gradus 
hygrometri et veram humoris in aere fufpenfl co¬ 
piam? In hanc quidem rationem Cei. A. diligentifli- 
mis inquifiuit experimentis. Pedem cubicum aeris, 
thermometro Fahrenheitiano 14—-15 gr. indicante, 
inue- 
